( 226 ) 
du son change avant la seconde extinction du premier son 
partiel; ce cas se présente s’il existe dans le son composé 
un son partiel dont le nombre de vibrations est compris 
entre 3 et 1, 5 représentant le nombre de vibrations 
du premier son partiel éteint et 4 le nombre de vibra- 
tions du son partiel qui s’éteindrait au moment de la 
seconde extinction du son 3. En un mot, le déplacement 
successif du tube mobile sera continué jusqu’au moment 
où le son principal s'éteindra à son tour, et alors on aura 
pu, non-seulement constater les sons partiels, mais encore 
évaluer leur longueur d'onde et par conséquent leur hau- 
teur exacte, ainsi que la longueur d'onde et la hauteur du 
son principal. 
L'appareil que nous venons de décrire n’est donc pas 
seulement un analyseur, mais il peut encore remplacer le 
vibroscope et la sirène, ainsi que les autres appareils pro- 
pres à la mesure des nombres de vibrations des corps 
sonores. 
Les dimensions de l'appareil doivent se calculer d’après 
la longueur d'onde des sons les plus graves qu'ils sont 
destinés à éteindre. Ainsi, si le son le plus grave à étein- 
dre est ut2, la longueur des branches parallèles du tube 
- mobile devra être égale à 633"",1, ce son correspondant 
à 130,8 vibrations par seconde et la vitesse du son dans 
l'air à 25° étant 341",77. La longueur des branches pa- 
rallèles du tube fixe sera, par conséquent, de 2.653"",1 = 
1506™,2. Pour le son ut_,, la longueur des branches du 
tube fixe devrait être de 5224" 6, Mais il est rare qu’on 
ait à faire des expériences sur des sons aussi graves. Quoi 
qu'il en soit, on voit qu’il pourrait être utile d’avoir deux 
analyseurs, l’un pour les sons très-graves, jusqu’à ut- 
et l’autre pour le son wt2 et les sons plus aigus. Les di- 
| 
į 
: 
ra 
l 
l 
4 
à 
F, 
4 
