(Ail) 
Il est à remarquer que ces épreuves avaient été obtenues 
D'EMBLÉE ; une seule plaque avait suffi pour chacune d'elles. 
Comme vérification, nous avons fait varier les temps de 
pose, et chaque fois que nous nous sommes écarté très 
peu de ceux donnés par la formule, les épreuves étaient 
beaucoup moins nettes. Des différences de cinq à dix 
secondes sont déjà appréciables même sur des temps de 
pose relativement longs, ce qui ne doit guère nous étonner, 
attendu que vingt secondes suffisent à une bonne radio- 
graphie de la main. 
Il est bien entendu que l'obtention de résultats pareils 
aux nôtres est subordonnée au bon fonctionnement du 
tube. Un des meilleurs guides est l’examen attentif et 
minutieux des caractères physiques que présente lappa- 
reil : éclairement, taches lumineuses, etc. De très petites 
variations modifient sensiblement les résultats et néces- 
sitent un nouvel étalonnage. A ce point de vue, le tra- 
vail en chambre obscure, ou semi-obscure, est à recom- 
mander. 
Enfin, tout objet à radiographier doit être immobilisé 
de la façon LA PLUS ABSOLUE ; c’est encore une condition 
sine qua non pour obtenir des épreuves bien nettes. 
