﻿vom 20. Mai 1878. 411 



halten. Zur Prüfung sehr schmaler Portionen des Anflugs, die 

 den Spalt meines Instruments nicht mehr hinreichend deckten, be- 

 nutzte ich das Micro spectroskop von Zeiss in Jena 1 ), indem 

 ich das Object mit diffusem Himmels- oder Sonnenlicht beleuchtete. 

 Das Instrument erlaubt die Vergleichung zweier Spectren und die 

 Bestimmung der Wellenlänge in Milliontel Millimeter mittelst einer 

 Wellenlängen-Scala. Zur Beurtheilung der Genauigkeit dieses In- 

 strumentes wurden mehrere Bestimmungen der Wellenlängen der 

 Hauptsonnenlinien versucht, nachdem die D Linie dicht an Theil- 

 strich 590 gestellt worden war. Es ergaben sich in drei Einstel- 

 lungen und Ablesungen folgende Werthe: 











Wellenlänge nach 





I. II. 





III. 





Angström 



c 



653 655 





655 





656,8 



E 



524 524 





525 





527,3 



b 



514—15 515- 



-16 



515- 



-16 



517,3 



F 



484 484 





485 





486,5 



G 



430 430 





430 





431,0 



Die möglichen Fehler sind somit nur im rothen Theile beträcht- 

 lich wo die Theilstriche sehr eng stehen, im Übrigen bleiben sie 

 unterhalb derjenigen Fehlergrenzen, welche, in Folge des unsicheren 

 Einstellens, bei Untersuchung der hier vorliegenden, meist unscharfen, 

 Banden der Absorptionsspectren nicht zu vermeiden sind. 



Bei Untersuchungen fester Körper mit diesem Instrumente ist 

 einige Vorsicht nöthig mit Rücksicht darauf, dass das Licht von 

 allen Seiten einfällt, so dass man zuweilen neben dem Absorptions- 

 spectrum auch noch das Spectrum der Oberflächenfarbe und das 

 Fluorescenzspectrum des Körpers sieht. Durch vergleichende Beob- 

 achtungen im durchgehenden und reflectirten Licht wurden daraus 

 entspringende Täuschungen vermieden. 



Die beobachteten Spectra wurden in der nach Wellenlängen und 

 Sonnenlinien getheilten Tafel nach der Natur gezeichnet (s. Tafel 1 

 u. 2) mit möglichst treuer Wiedergabe der Intensitäten der Absorp- 

 tionsstreifen. 



l ) Siehe Vogel, pract. Spectralanalyse, Nördlingen bei Beck 1877, 

 i S. 223. 



