Chr. Jensen. 



319 



Wetterkarten einige Anhaltspunkte für die Beurteilung bieten dürften. 

 Hierdurch würde dann die Voraussetzung eines Zusammenfallens der 

 Polarisationsebene mit dem Sonnenvertikal in Frage gestellt sein. 

 Daher war für meine Abendmessungen eine optische Methode, die 

 aus der jetzt folgenden Beschreibung des Polarimeters ersehen werden 

 mag. nötig, um die Lage der Hauptpolarisationsebene aufzusuchen. ^) 



Figur 3. Figur 3 b. 



Das mir von^Herrn Professor Weber freundlichst zur Verfügung 

 gestellte Instrument, 2) welches durch die Figuren 3, 3 a und 3 b er- 



*) Da hierbei ein besonderer, wenn auch wenige Minuten nicht übersteigender 

 Zeitaufwand unvermeidUch war, so fiel die zeitHche Pointierung abends naturgemäss 

 etwas unsicherer aus. 



'0 L. Weber, Eine neue Montierung des Milchglasplattenphotometers, 

 Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins zu Schleswig-Holstein, Bd. 8, Heft 2 

 (1891), pag. 187—198. 



NB. Da das L. Weber'sche Milchglasplattenphotometer bekannt genug sein 

 dürfte, ist dasselbe hier nicht abgebildet worden. 



