Chr. Jensen. 321 



Will man nun zweitens die Grösse der partiellen Polarisation, 

 d. h. das Verhältnis der Hauptkomponenten des Lichtes, bestimmen, 

 so wird nach Entfernung des Rauchglases vor B das Nikol'sche Prisma 

 a wieder eingesetzt und in die zuvor aufgefundene Polarisationsebene 

 eingestellt. 



Man schaltet dann vor das Kniestück ein hinreichend dunkles, 

 farbloses Rauchglas, so dass bei Parallelstellung der Nikols in jedem 

 Falle der centrale Fleck der hellere ist. Dreht man nunmehr das 

 Nikol'sche Prima b aus der Parallelstellung heraus bis zum Verschwinden 

 des Flecks, so giebt das Quadrat des Cosinus dieses Winkels a ein 

 relatives Mass für die Intensität der mit dem Nikol a parallelen Haupt- 

 komponente des Lichtes. Dieser Winkel oder sein abgelesenes Kom- 

 plement wird durch doppelte Ablesung nach rechts und links aufge- 

 sucht. Alsdann dreht man das Nikol a in eine um 90'' verschiedene 

 Stellung, so dass dasselbe nunmehr mit der zweiten Hauptkomponente 

 des zu untersuchenden Lichtes parallel wird. 



Man sucht nun wieder die Abweichung des Nikols a von dem 

 'Nikol b bis zum ^Verschwinden des Flecks auf und findet in demselben 

 relativen Masse einen Wert für die zweite Hauptkomponente des Lichts. 



Cos ^a und cos ^«^ sind alsdann die relativen Masszahlen für die 

 beiden Komponenten, und das oben beschriebene Mass ergiebt sich zu 



cos ^a — cos ^«1 

 cos ^a -{- cos ^«1 



In den Fällen, wo angenommen werden konnte, dass die Haupt- 

 polarisationsebene des Zeniths mit dem Sonnenvertikal zusammenfiel, 

 blieb die ganze ad, i genannte Einstellung weg, und es wurde die 

 Einstellung des Nikols a folgendermassen bewirkt : Nachdem die 

 Stativachse VV genau senkrecht gestellt war, wurde der Haupttubus 

 geneigt und mittelst Schattenvisiers ins Sonnenvertikal eingestellt. 

 Nunmehr wurde das Nikol a. auf einen symmetrisch zum Instrument 

 gelegenen Nullpunkt gebracht, und der Tubus b mittelst der Kreis- 

 teilung z genau vertikal gestellt. Wenn andererseits eine solche direkte 

 Einstellung des Nikols a bei Beobachtungen nach Sonnenuntergang 

 ausgeschlossen war, so wurde das ad i genannte Verfahren einge- 

 schlagen. Das vordere Nikol kam dabei auf einen im allgemeinen von 

 o^ oder 90^ abweichenden Winkel zu stehen. 



Was die bei diesen Messungen auftretenden Fehlerquellen betrifft, 

 so tritt bei den Beobachtungen nach Sonnenuntergang eine gewisse 

 Ungenauigkeit dadurch ein, dass wegen des notwendigen Zeitintervalls 

 zwischen der Aufsuchung der Polarisationsrichtung und der Bestimmung 

 ihrer Grösse bereits eine kleine Verschiebung der ersteren eingetreten 

 sein kann, wodurch alsdann das Verhältnis der Hauptkomponenten 



