322 Abhandlungen. 



etwas kleiner ausfällt, als es dem wahren Werte entspricht. Die 

 hieraus entstehenden Fehler dürften jedoch für die schliesslich 

 gew^onnenen Endergebnisse ohne Belang sein. 



Ein anderer Fehler der Messungen rührt von der nicht völligen 

 Genauigkeit des Cosinusquadratgesetzes her, und zwar ist derselbe 

 seinerseits teils wieder ein principieller, mit der Lichtabschwächung 

 durch Nikol'sche Prismen verbundener, — siehe Neu mann, Pog-crend. 

 Ann. Bd. 40, pag. 497 u. Bd. 42, pag. i — teils ein dem Apparate 

 eigentümlicher, durch die Menge des von der Fassung der Prismen 

 reflektierten, diflusen Lichtes entstehender. Durch eine Reihe von Vor- 

 versuchen wurden beide Fehler gemeinsam empirisch ermittelt, indem 

 der Apparat auf eine nach dem einfachen quadratischen Gesetze messbar 

 veränderlich gemachte helle Fläche eingestellt wurde. Man gelangt auf 

 diese Weise zu einer den Komplementen von « und «i hinzuzufügenden 

 Korrektionsgrösse ö^ bez. 0.2- Der Einfluss dieser Korrektion auf 

 den berechneten Endwert der Polarisationsgrösse ist ein verschwindend 

 kleiner, wie sich beispielsweise aus folgenden, meinen Beobachtungen 

 entnommenen Fällen zeigt: 



beobachtet: « = 39,20" 

 «1 = 68,95°. 



In diesem Falle ist 6^ = 0,49 ° 



(52 = 0,32°, woraus sich der korrigierte 



sin2 hgo — a) + dA —sin' [{90 — a,) -f d,] 



Wert ' — ^ zu 0,6679 



sin^ j(9o — «) -f (5^1 -f sin"^ [{90 — cc)^ö,\ 



statt 0,6723 ergiebt. 



Oder es wurde beobachtet: 



« = 25,00^ 



«, = 32,000. 



In diesem Fall war ö^ = 0,44® 

 (^2 = 0,620. 



Hieraus ergab sich der korrigierte Wert zu 0,2233 statt 0,2224. 



Da demnach auch diese geringfügigen Abweichungen auf meine 

 Endergebnisse keinen merklichen Einfluss ausüben dürften, so sind 

 die Korrektionen überhaupt nicht in Rechnung gezogen worden. 



Zu den Helligkeitsmessungen des Zeniths wurde das L. Weber'sche 

 Milchglasplatten-Photometer benutzt. Da die Einrichtung desselben als 

 hinreichend bekannt vorausgesetzt werden darf, beschränke ich mich auf 

 folgende Angaben : Ein gegen einen horizontalen, festen Tubus senkrecht 

 stehender, drehbarer Tubus wird auf die zu messende helle Fläche 

 gerichtet. In dem festen Tubus verschiebt sich an einer Skala eine 

 von einer konstanten Benzinkerze beleuchtete Müchgiasscheibe, deren 



