324 Abhandlungen. 



unerhebliche Schwierigkeiten, dem Flächenstück eine solche Helligkeit 

 zu geben, dass man einerseits sich genügend weit von demselben 

 entfernen kann, um das Licht als punktförmig betrachten zu können, 

 und dass andererseits die durch die Benzinkerze erleuchtete Fläche 

 im Photometer genügend hell bleibt, um ohne Vorschaltung von 

 diffundierenden Gläsern eine Einstellung erwirken zu können. 



Die Konstanten für das von mir benutzte L. Weber'sche 

 Photometer wurden nun bestimmt, wie folgt ^): In die Wand des 

 Dunkelzimmers wurde eine Milchglastafel von gemessener Grösse f 

 eingefügt. Dieselbe wurde von aussen beleuchtet. Im Dunkelzimmer 

 stand eine optische Bank mit einem auf Rollen verschiebbaren 

 J oll y' sehen Photometer, das von der einen Seite Licht von der 

 Milchglastafel erhielt, während die andere Seite von der Hefner 'sehen 

 Kerze belichtet war. War h die Flächenhelligkeit der Milchglasscheibe, 

 war ferner r^ der Abstand zwischen dieser Platte und dem Jolly' sehen 

 Photometer, und bedeutete endlich r^ die Distanz zwischen der 

 Normalkerze und dem Jolly' sehen Photometer, so war bei Einstellung 

 des Photometers h. f = rg^/r^^, woraus sich, da f direkt inqcm^ ausgemessen 

 wurde, h in primären Einheiten ergab. Nun richtete man das 

 L. Weber'sche Photometer, vor dessen beweglichem Tubus die 

 Rauchglasplatte a angebracht war, unter möglichst steilem Winkel 

 gegen die so gemessene helle Fläche. Bezeichnet nun Ca die ent- 

 sprechende Flächenhelligkeitskonstante, so ist Ca r- = h und h . (^^r^^ir^^ 

 zu setzen. Aus diesen beiden Gleichungen lässt sich dann einfach 

 die Konstante Cl bestimmen. Es ergab sich danach log Ci = 9,2019 

 in primären Einheiten oder = 3,2019 in neuen sekundären Einheiten. 

 Bezeichnet nun Co die Konstante für das ohne Platte benutzte Instrument, 

 so ergab sich aus dem durch weitere Vorversuche in bekannter Weise be- 

 stimmten Verhältnis log (Ca/C,,) log Cq zu 2,4428 (sekundäre Einheiten). 

 Da nun das L. Weber'sche Polarisationsphotometer bekanntlich auch 

 als eigentliches Photometer benutzt werden kann, wenn man es nur 

 an Stelle des mit einem Reflexionsprisma versehenen Knierohr mit 

 dem unbeweglichen Tubus des L. Web er 'sehen Photometers ver- 

 bindet, Hess sich auch für dieses, mit der Platte a montierte Instrument 



') Über die Bestimmung der den einzelnen Platten des Milchglasplatten- 

 photometers zukommenden Konstanten kann man sich in der von der Firma 

 Schmidt & Hänsch herausgegebenen Broschüre „Anleitung zum Gebrauch des 

 Milchglasplattenphotometers" orientieren. Siehe ausserdem ,, Konstantenbestimmung 

 der Absorptionsplatten" in C. Michalke, Untersuchungen über die Extinktion des 

 Sonnenlichtes in der Atmosphäre (Inauguraldissertation, Breslau 1886). 



