Chr. Jensen. 325 



die Konstante log Cj auf analoge Weise finden. ') Daraus ergab sich 

 weiter log Cj zu 2,7578. Bei passender Gelegenheit^) wurden ferner 

 beide Instrumente gleichzeitig auf ein und dasselbe Flächenstück 

 des Himmels eingestellt. Das Polarisationsphotometer war ohne 

 Platte, das andere Photometer mit 3 -f- 4 -[- 5 montiert. Da nun C? 

 durch Vorversuche ermittelt war, so liess sich durch Gleichsetzung 

 der Helligkeiten die Konstante log C5 für das gewöhnliche Photometer 

 bestimmen. Dieselbe ergab sich zu 5,4014. Aus den Verhältnissen 

 Cß/Cs und Cy/Cg wurde log Cg zu 5,8452 und log C7 zu 6,2593 berechnet. 

 Analog fand man log C4 = 4,9662, log C3 = 4,5204 und log €2= 4,2042. 



Leider hat sich insofern eine Unsicherheit in die Messungen ein- 

 geschlichen, als die bei den Helligkeitsbeobachtungen benutzten Platten 

 3 und 4 zerbrachen, bevor die Verhältnisse C4/C3 und C3/C2 bestimmt 

 waren. Glückhcherweise lag jedoch das einige Jahre vorher berechnete 

 Verhältnis C4/C3 für die bei den Tageslichtmessungen •^) in Betracht 

 kommenden indicierten Helligkeiten vor, ebenso auch der entsprechende 

 Quotient C3/C2. Da diese Werte von den hier in Betracht kom.menden 

 principiell nur sehr wenig abweichen dürfen, so konnte der Mangel 

 ersetzt werden. Den Wert für C3/C2 entnahm ich direkt den alten 

 Konstanten. Zur Auswertung des Verhältnisses C4/C3 konnte ein 

 mittlerer Weg eingeschlagen werden, insofern sich Platten fanden, die 

 nach den Bestimmungen von Herrn Professor Weber fast genau 

 dieselbe Durchlässigkeit hatten wie die zerbrochenen Milchgläser. Für 

 das Mittel zwischen den früheren Bestimmungen und den mit Hülfe 

 der neuen Gläser ausgeführten ergab sich der Wert 0,4458. 



Da wesentlich durch die mit der Zeit eingetretene Abnahme der 

 inneren Schwärzung des Tubus bedingt, das quadratische Gesetz nicht 

 mehr in aller Strenge gültig war, wurde es nötig, an die bei der Photo- 

 metereinstellung abgelesenen Zahlen Korrektionen anzubringen. Diese 

 den einzelnen Skalenwerten des Instruments entsprechenden Korrektionen, 

 wie sie von Herrn Professor Weber und mir gefunden wurden, finden 

 sich in folgender Übersicht: 



7-8 8-9 9~io lo-ii 11-12 12-13 13-14 

 -f-0,46 +0,43 -ho,4i +0,38 +0,35 +0,33 -1-0,30 



') Diese Bestimmung sowie auch diejenige von C^ wurde von Herrn Prof. 

 Weber und mir gemeinschaftHch ausgeführt. 



2) Auch in Bezug anf diese Messungen gilt das in Anmerkung i Ange- 

 gebene. 



^) L. Weber, Resultate der Tageslichtmessungen in Kiel etc., Schriften 

 des naturw. Vereins für Schleswig-Holstein, Bd. 10, Heft i, pag. 77—94. 



