W. Schramm. 89 



Fall war eine genaue Einstellung notwendig, weil sonst auf die 

 nach Westen oder Osten gerichtete Mattscheibe direktes Sonnenlicht 

 gefallen wäre und den Wert der Beleuchtung nach dieser Seite hin 

 hätte bedeutend modifizieren können. Wenn aber die Bewölkung 

 so dicht war, dass der Stand der Sonne nicht zu erkennen war, 

 zeigte sich, dass kaum ein Einfluss geringer Abweichungen von 

 der genauen Richtung nach Ort oder Wert zu spüren war. 



Um für den Platz der Beobachtungen, welcher auf dem flachen 

 Dache des hiesigen physikalischen Institutes lag, die Himmels- 

 richtungen festzulegen, fixierte ich mit einem Theodoliten zur Zeit 

 des wahren Mittags die Nordsüdrichtung. Als ich dann verschiedene 

 Spitzen in der Stadt anpeilte, fand ich, dass die Thurmspitze eines 

 Gebäudes WV-2^S lag. Mittelst dieser Beziehungen war mir eine 

 Orientierung mit genügender Genauigkeit und Schnelligkeit möglich. 



Um die Intensität des transparenten Lichtes der horizontal 

 und vertikal gestellten mattgeschliffenen Milchglasplatten mit ein- 

 ander -zu vergleichen, wurde das Prinzip der Abschwächung des 

 Lichtes durch Po/larisation mittelst Nicoischer Prismen angewandt, 

 wie es von Herrn Prof. L. W e b e r in der Anordnung des Polarisations- 

 photometers zu Grunde gelegt ist. Dasselbe besteht aus einem 

 Haupttubus und einem knieförmig angesetzten Nebentubus. Beide 

 lassen sich einzeln für sich, um dieselbe horizontale Axe drehen. Die 

 oberen Enden der Tuben sind mit Fassungen versehen, in denen man, 

 je nach Bedarf, mattgeschliffene oder gewöhnliche Milchglasplatten 

 anbringen kann. Im Haupttubus kann das einfallende Licht durch 

 2, einzeln für sich um dieselbe Axe drehbare Nicoische Prismen in 

 messbarer Weise geschwächt werden. Beide Lichtstrahlen werden 

 dann durch ein Reflexions- und Lummer-Brodhunsches Prisma in 

 der Weise vereinigt, dass in dem Apparate ein Gesichtsfeld er- 

 scheint, welches aus einem Kreise und einem diesen Kreis umgeben- 

 den concentrischen Ringe besteht. Der innere Teil desselben erhält 

 sein Licht durch die Nicoischen Prismen, der äussere aus dem 

 Nebentubus. Beide Tuben sind an einem Stativ befestigt, das, wie 

 bei einem Theodoliten, drehbar und mit einem Teilkreise versehen 

 ist. Um Lichtquellen von ungleicher Färbung mit einander zu 

 vergleichen, befindet sich am unteren Ende des Haupttubus eine 

 Fassung zur Aufnahme von farbigen Gläsern. Solche brauchten 

 jedoch bei meinen Beobachtungen nicht angewandt zu werden, da 

 beide Helligkeiten von gleichartigen Lichtquellen herrührten. Mit 

 einem kleinen, vorgeschalteten Fernrohr kann die Genauigkeit der 

 Ablesung vergrössert werden. Eine genauere Beschreibung des In- 



