W. Schramm. 9^1 



Dieselbe Gleichung gilt natürlich auch für die Beleuchtung von 

 Osten, Westen und Norden. Nach dieser Formel wurden die ein- 

 zelnen Beobachtungen ausgerechnet. Die Resultate sind also relative 

 Masszahlen für Beleuchtung, welche auf eine nach den einzelnen 

 Quadranten des Himmels vertikal gerichtete Fläche einfällt, bezogen 

 auf die als Einheit gesetzte Beleuchtung, die gleichzeitig auf eine 

 horizontale Fläche fällt. Um absolute Werte zu erhalten, muss man 

 die Intensität des gesamten diffusen Tageslichtes kennen. Das 

 hierzu nötige Material konnte ich aus den Akten der mittäglichen 

 Tageslichtmessungen zu Kiel entnehmen. 



Um die Fehlergrenzen der Beobachtungen zu ermitteln, 

 wurden einige Vorversuche im Dunkelzimmer von mir angestellt. 

 Statt des gewöhnlichen Nebentubus wurde ein mit einem Brenner- 

 gehäuse versehener Tubus in das Polarisationsphotometer ein- 

 gesetzt. In diesem brannte eine Benzinkerze, deren Höhe genau 

 regulirt werden konnte. Das von dieser ausgehende Licht fiel auf 

 eine in dem Seitentubus befindliche Milchglasplatte, wodurch eine 

 möglichst konstante Lichtquelle hergestellt wurde. Der Haupttubus 

 des Photometers war mit einer Milchglasplatte verschlossen, auf 

 die das Licht einer sehr konstant brennenden Petroleumlampe 

 senkrecht auffiel. Diese Petroleumlampe wurde auf einer optischen 

 Bank verschoben, sodass ihr Abstand von der Milchglasplatte des 

 Haupttubus genau reguliert werden konnte. Das vordere Nicol 

 wurde auf Grad eingestellt, durch Drehung des hinteren Nicols 

 wurde gleiche Helligkeit im Gesichtsfelde des Photometers her- 

 gestellt. Da die Milchglasplatte im Nebentubus und mit ihr der 

 periphere Teil des Gesichtsfeldes eine konstante Helligkeit behielt, 

 so müssen die gleichen Helligkeiten des centralen Teiles einmal 



proportional mit . ^ sein, wenn «der abgelesene Winkel ist, sodann 



mit -^, wo unter r die Entfernung der Petroleumlampe von der am 



vorderen Haupttubus befindlichen Milchglasplatte verstanden ist. 

 Als Kriterium der Genauigkeit kann also die Übereinstimmung 

 der Proportionen dienen: 



sin a sin «2 sin «3 



ri ra r3 



Bei den Beobachtungen über die Verteilung der Beleuchtung 



war der Haupttubus mit einer mattgeschliffenen Milchglasplatte 



verschlossen. An derselben Stelle befand sich in diesen Versuchen 



die Milchglasplatte, auf welche das Licht der Petroleumlampe senk- 



