C. Masch. 281 



Als Zeitpunkt einer Beobachtung wurde die mittlere Zeit 

 zwischen Anfang und Schluss der Beobachtung genommen. Aus 

 diesen Zeiten wurden dann die Sonnenhöhen berechnet nach der 



Formel : 



sin h = cos 15 t cos (f cos () + sin (p sin d. 



Bei den Berechnungen beschränkte ich mich auf ein Zehntel 

 Grad Genauigkeit, weil, wie Andresen^) nachgewiesen hat, diese 

 Ungenauigkeit den sehr beträchtlichen Abweichungen gegenüber, 

 welche die atmosphärische Durchsichtigkeit auch an klaren Tagen 

 zeigt, nicht ins Gewicht fällt. 



Zur genauen und sichern Einstellung der Hefnerlampe auf die 

 richtige Höhe diente ein von Professor Weber konstruiertes optisches 

 Flammenmass, bestehend aus einer Linse, welche ein scharfes um- 

 gekehrtes Flammenbild auf eine helle Glasscheibe wirft. Auf der 

 Scheibe ist eine Marke angebracht, welche die Spitze der Flamme 

 eben berühren muss, wenn sie die richtige Länge haben soll. Diese 

 Einrichtung hat den grossen Vorteil, dass man die Spitze der 

 Flamme scharf sehen kann, während dieselbe bei Anwendung des 

 Krüss'schen Flammenmasses mit Mattscheibe etwas verschwommen 

 ist. Die Einstellung auf die richtige Flammenhöhe wurde stets 

 mit besonderer Sorgfalt ausgeführt, da ein Fehler von 1 mm in 

 der Einstellung schon eine Abweichung von 3 Prozent in der 

 Lichtstärke hervorbringt. Da die Leuchtkraft der Hefnerlampe 

 weiterhin bedingt ist durch die Beschaffenheit der umgebenden 

 Luft, so wurde an den Beobachtungstagen durch häufiges Öffnen 

 der Thüren und Fenster und voraufgehendes Herstellen eines 

 kräftigen Luftzuges für reine Luft im Dunkelzimmer gesorgt. 



Ausführung der Versuche. 



Nachdem die Kassette in der Dunkelkammer mit Bromsilber- 

 papierversehen war, wurde die eine Hälfte des Schiebers geschlossen 

 und die Kassette auf den Boden des Kastens gebracht. Hierauf 

 wurde der Deckel mit dem Diaphragma und die Milchglasscheibe 

 aufgelegt und die Klappe vor dem Diaphragma geschlossen. 

 Nachdem noch der obere Tubus aufgesetzt war, wurde der Apparat 

 aufs Dach des physikalischen Instituts, wo die ersten Beobachtungen 

 vorgenommen wurden, getragen, dort in das Gestell gelegt, auf die 

 Sonne eingestellt und durch Öffnen der Klappe während einer 



1) Andresen. Zur Aktinometrie des Sonnenlichtes. Photogr. Corresp. 1! 



