284 Abhandlungen. 



Diaphragma bedeutend abgeschwächt worden. Die das Bromsilber- 

 papier treffende Lichtquantität ist proportional der scheinbaren Sonnen- 



d- 71 

 Intensität S, dem Flächeninhalte des Diaphragmas — p— , ferner 



einem Faktor p-2, welcher die Absorption des Lichtes durch die 

 Milchglasscheibe angiebt, und umgekehrt proportional dem Quadrate 

 des Abstandes o = 59.2 cm der Kassette von dem Diaphragma. 

 Das Ganze ist dann noch zu multiplizieren mit pi, dem Absorp- 

 tionskoeffizienten der hellen Glasscheibe. Wir haben demnach 



Jl =pi.p2 -^^. 



Die Werte für Ji und J2 in obige Formel eingesetzt ergeben 

 g_ 4qH2 

 p2 d^TT r'^ ti 

 Hierin sind alle Grössen durch Beobachtung oder Messung 

 gegeben, mit Ausnahme des Faktors p2, der noch einer besondern 

 Bestimmung bedarf. 



Messung des Durchmessers d der Diaphragmen. 



Die Bestimmung des Durchmessers der Diaphragmen wurde 

 mit möglichst grosser Genauigkeit ausgeführt und zwar auf zwei- 

 fache Weise: 



Mit Hülfe eines Baumann' sehen Comparators, der Messungen 

 bis auf ein Hundertstel Millimeter Genauigkeit gestattete, wurden 

 die Durchmesser gemessen. Als Mittelwerte aus einer Reihe von 

 Messungen ergaben sich für Diaphragma 1 : 0.955 mm, für Dia- 

 phragma 2 : L336 mm. 



Dieselben Resultate erhielt ich bei der Bestimmung nach der 

 zweiten Methode: Ich stellte hinter das Diaphragma eine Licht- 

 quelle und Hess durch eine Linse ein vergrössertes Bild auf einem 

 Schirme entwerfen. Da Bild- und Gegenstandsgrösse sich ver- 

 halten wie Bild- und Gegenstandsweite, so konnte auch auf diese 

 Weise die Grösse des Diaphragmas sehr genau berechnet werden. 



Bestimmung der Absorptionskonstante p2. 



Die Versuche, die zur Ermittlung der Absorptionskonstante p2 

 angestellt wurden, waren folgende: 



In der letzten Gleichung für die scheinbare Sonnenintensität 

 finden sich als unbekannte Grössen S und p2. Belichten wir jetzt 

 Bromsilberpapier in derselben Weise wie vorhin, nehmen aber bei 



