Max Lindemann. 101 



Die beiden Forscher gaben ein zweckmäßiges Verfahren an, 

 die radioaktiven Stoffe aus der Atmosphäre zu gewinnen 1 ). An 

 verschiedenen Orten wurde dies Verfahren angewandt, und es zeigte 

 sich, daß der Gehalt der Luft an radioaktiven Stoffen großen 

 Schwankungen unterworfen ist, die sowohl von der Örtlichkeit, wie 

 auch von den meteorologischen Faktoren abhängig sind. 



Auf Veranlassung des Herrn Prof. Dr. Weber unternahm ich 

 es, in Kiel die Atmosphäre auf radioaktive Stoffe hin zu prüfen 

 und meterologische Einflüsse auf den Wechsel des Radiumgehaltes 

 zu studieren. 



I. Teil. 

 I. Die zur Untersuchung benutzten Apparate. 



Zur Messung diente der Elster- und Geitel'sche Zerstreuungs- 

 apparat 2 ). Dieser besteht im wesentlichen aus der lonisierungs- 

 kammer, dem Zerstreuungskörper und dem Elektroskop. 



Der Ionisierungskammer wurden solche Dimensionen gegeben, 

 daß wir später die Resultate wenigstens in weiter Annäherung mit 

 den in der Literatur gegebenen vergleichen konnten: Ein oben 

 geschlossener Zinkzylinder Z (cf. Figur) kann auf einen stärker 

 gehaltenen Zinkteller mit sechs Schrauben, die fest am Teller 

 sitzen, mit Muttern aufgeschraubt werden. Ein dazwischen gelegter 

 Gummiring schließt den Zerstreuungsraum hermetisch ab. Der 

 obere Deckel ist in der Mitte durchbohrt und trägt einen Rohr- 

 ansatz R, auf den das Elektroskop aufgeschoben werden kann. 

 Die Öffnung ist durch eine unten gegengelegte, durch Schrauben 

 gehaltene Bernsteinplatte T verschlossen. Diese Platte trägt den 

 Stiel 5 des Zerstreuungskörpers. Der Stiel besteht aus zwei Teilen, 

 die mittels Schraubengewinde zwei Gummischeiben fest gegen die 

 Isolierscheibe pressen. Der durch den Bernstein geführte Teil des 

 Stiels ist etwas dünner gehalten (vergl. Figur). Der Stiel hält den 

 Zerstreuungszylinder genau in der Mitte der Ionisierungskammer. 

 Zur Aufnahme des Aktivierungsdrahtes dient eine Trommel mit 

 längsseitigen Messingstäben, die mit leichter Reibung von unten in 

 den Zerstreuungszylinder eingeführt werden kann. 



!) Phys. Zeitschr. 3, pag. 305, 1902, und ibid. 4, pag. 96, 1902. 



2 ) Elster und G eitel: Terrest. Magn. and Atm. Electr. 4, pag. 216, 1899. 

 Phys. Zeitschr. I., pag. 11, 1898, und 4, pag. 137, 1902. Wiener Ak. Ber. 3, 2 a, 

 pag. 946, 1902. Ann. d. Phys. 4, pag. 425, 1900, 



