102 Abhandlungen. 



Die hier früher von Brandes benutzte Form, bei der die 

 Zerstreuungskammer über dem Elektroskop steht, wurde also nicht 

 gewählt; wir haben uns vielmehr an eine für die vorliegenden 

 Zwecke geeignetere Form gehalten, wie sie Elster und Geitet 

 in der Beilage zum Wolfenbütteler Gymnasiumsbericht 1907 gegeben 

 haben. 



Als Meßinstrument wurde das von Elster und Geitel nach 

 Exners Prinzip konstruierte Aluminiumblatt -Elektroskop benutzt. 

 Es soll hier etwas eingehender beschrieben werden, da wir einige 

 zweckentsprechende Abänderungen daran vornahmen. 



Die äußere Form wurde beibehalten; das Elektroskop unter- 

 scheidet sich von dem gewöhnlichen dadurch, daß der Träger der 

 Blätter den zur Isolierung dienenden Bernstein ganz durchsetzt und 

 in den unteren Rohrstutzen A hineinragt. Letzterer wurde zu dem 

 Zweck etwas länger gehalten und konnte mit sanfter Reibung auf 

 den Rohransatz des Zerstreuungszylinders aufgeführt werden. Um 

 dem Rohrstutzen A Halt zu geben, mußte neben dem Rohr B mit 

 der Trockenvorrichtung eine Verstärkung C rechtwinklig zum 

 Blättchenträger am äußeren Gehäusemantel D angebracht werden. 

 Parallel zur Verstärkung C wurde im Innern des Gehäusemantels 

 eine Brücke E aus Metall durch die Schrauben FF befestigt. Die 

 Brücke E hat in der Mitte, genau über der Öffnung des Rohr- 

 stutzens A ein Loch, in welchem der nach unten glockenförmig 

 ausgebildete, in der Mitte durchbohrte Isolierkörper G aus Bernstein 

 mit Hilfe des Oberfallringes H durch kleine Schräubchen an der 

 Brücke E befestigt ist. Der Isolierkörper G wird durch eine, nur 

 wenige Millimeter durch den Metallring J davon entfernt gehaltene 

 durchbohrte Bernsteinplatte K bedeckt. Letztere ist nach dem 

 Vorschlage von Hoch heim 1 ) durch eine dünne Metallkappe L 

 geschützt, wodurch einesteils die Aluminiumblättchen dem Feld des 

 Bernsteins entzogen werden, andererseits aber auch der Bernstein 

 vor Verstaubung gehütet wird. 



Die Teile G J K werden, mit Hilfe des Blättchenträgers M ~ 

 der am unteren Ende Außengewinde hat — und des Rohres N mit 

 Muttergewinde zusammengezogen. In dem Rohr N schiebt sich 

 mit leichter Reibung an den Wänden ein zweites Rohr O auf und 

 ab, welches auf dem unteren Ende geschlossen ist und durch eine 

 darin untergebrachte Spiralfeder stets nach unten gedrückt wird. 



!) Hochheim, Phys. Zeitschr. 1909, pag. 51. 



