Max Lindemann. 103 



Um ein Herausfallen zu verhindern, ist das Rohr N mit Nuten- 

 führung und Schraube P versehen. Durch die Federung und durch 

 die Reibung des Zerstreuungsstiels an den inneren Wänden des 

 Rohres N wird beim Aufsetzen des Elektroskopes auf die lonisierungs- 

 kammer ein guter und sicherer Kontakt erzielt. Die obere Öffnung 

 des Elektroskopes kann durch eine Kappe verschlossen werden. 

 Die Konstruktion gewährt manche Vorteile: 



1. Das Elektroskopinnere ist nach dem Aufsetzen auf die 

 Kammer gänzlich von der Außenluft abgeschlossen und 

 gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. 



2. Da der Isolierkörper erhöht liegt, kommt auch die Unter- 

 seite des Bernsteins nicht mit der Außenluft in Berührung 

 und kann durch Natrium trocken gehalten werden; niemals 

 kann abbröckelndes Hydroxyd auf die Isolation störend 

 einwirken. 



3. Die Stabilität des Blättchenträgers ist eine größere als bei 

 der Exner'schen Form, auf die Elster und Geitel bei der 

 in Frage kommenden Versuchsanordnung zurückgegangen 

 sind. 



4. Es wird ermöglicht, mit dem einen Elektroskop mehrere 

 Zerstreuungsmessungen vorzunehmen, indem man es von 

 der einen Ionisierungskammer auf die andere einfach 

 umsetzt, ohne diese vom Platze entfernen zu müssen. 



Außer dem Zerstreuungsapparat war eine Hochspannungs- 

 batterie erforderlich, um dem zur Aktivierung bestimmten Draht die 

 negative Ladung zu erteilen. Hierzu erwies sich die Batterie von 

 Zamboni'schen Säulen, wie sie von Elster und Geitel vorge- 

 schlagen wurde und bei Günther und Tegetmeyer 1 ) zur Aus- 

 führung gelangte, als sehr zweckmäßig. Bei richtiger Behandlung 

 zeigte sie sich als absolut zuverlässig. 



Die Höhe des Potentials wurde mit Hilfe des Hochspannungs- 

 elektrometers nach Braun gemessen. 



Zur Gewinnung der radioaktiven Stoffe aus der Luft diente 

 ein 10 m langer Kupferdraht von 0,5 mm Durchmesser. Dieser 

 wurde isoliert ausgespannt. Zur Isolierung dienten die von Elster 

 und Geitel angegebenen, später von Gockel 2 ) verbesserten 

 Isolierhaken. Während sämtlicher Messungen versagten diese Haken 

 nur ein einziges Mal ihren Dienst; die Ursache war in Spinnweben 



!) Phys. Zeitschr. 1, pag. 16, 1899. 

 2 ) Phys. Zeitschr. 6, pag. 328, 1906. 



