Max Lindemann. 105 



Durch Versuche wurde nämlich festgestellt, daß durch Be- 

 rührung der Blättchen mit den Backen die Eichung fehlerhaft 

 wurde. Ferner wurde noch dem Elektroskop nach Beendigung 

 jeder Messung eine Ladung erteilt; hierdurch wurde erreicht, daß 

 die Blättchen ihre Form behielten, wodurch natürlich auch die 

 Eichung für längere Zeit ihre Gültigkeit behielt. 



Die Schwere der Blättchen war so gewählt, daß der Meß- 

 bereich zwischen 90 und 200 Volt lag 1 ). Geladen wurde mit einer 

 Hochspannungsbatterie von Kupfer -Zink -Wasserelementen. Da 

 diese sehr konstante Spannung gab, so konnte man die Blättchen 

 schnell und sicher auf jeden gewünschten Teilstrich der Skala bringen. 



Nach den vorbereitenden Versuchen wurden die Aktivitäts- 

 messungen in Angriff genommen. 



Ein früher zu magnetischen Messungen benutztes, zum physi- 

 kalischen Institut gehöriges Häuschen auf dem hiesigen Stern- 

 wartenberge, das für meteorologische Studien bestimmt ist, enthielt 

 die Apparate. Nicht weit von dem Häuschen entfernt wurden die 

 Drähte ausgespannt. Die Isolierhaken wurden mit Natrium versehen 

 und vor dem Gebrauch auf ihre Isolationsfähigkeit hin geprüft. 

 Die Zamboni-Säule hatte drinnen ihren Platz; die Zuleitung zu den 

 Aktivierungsdrähten geschah durch ein Fensterchen, welches so 

 angebracht war, daß die Zuleitung direkt erfolgen konnte. Jeder 

 Aktivierungsdraht hatte seine eigene Leitung, die nun an den 

 negativen Pol der Säule angeschlossen wurde. Der positive Pol 

 wurde zur Erde abgeleitet. Gleichzeitig mit dem Aktivierungsdraht 

 schalteten wir das Braun'sche, mit Bernstein isolierte Elektroskop ein. 



Die ersten Messungen wurden mit beiden Drähten (1 m und 

 12V2 m hoch) vorgenommen; nachdem der obere Draht wesentlich 

 neue Resultate nicht mehr bringen konnte, wurde lediglich der 

 untere Draht benutzt. 



Bei der Messung mit beiden Drähten wurde der obere zuerst 

 eingeschaltet, der untere 15 Minuten später. Nach zweistündiger 

 Exposition, während welcher die Spannung, die stets zwischen 

 2000 und 2300 Volt variierte, ständig mit dem Braun-Elektrometer 

 kontrolliert wurde, unterbrachen wir die Zuleitung zum oberen 

 Draht, hißten ihn herunter und wickelten ihn auf die Trommel, 

 was im ganzen etwa 3 Minuten dauerte. Dann führten wir im 

 Häuschen die Trorrfmel schnell in die Ionisierungskammer ein, 



!) Phil. Mag. 4, pag. 708, 1902. 



