158 Abhandlungen. 



Das Relativ-Photometer. 



Von Prof. Dr. L. Weber. 



Da durch das kleine im folgenden beschriebene Instrument 

 die Methode der Tageslichtmessung in geschlossenen Räumen zu 

 einem gewissen Abschluß zu kommen scheint, mögen folgende 

 etwas zurückgreifende Bemerkungen x ) hier Platz haben. 



Im Jahre 1882 bat mich Hermann Cohn in Breslau, ihm 

 eine Methode auszuarbeiten, nach welcher er die Stärke des diffusen 

 Tageslichtes in bestimmten Zahlen ausmessen könne. Bei dem 

 damaligen Stande der Photometrie war es keineswegs selbstver- 

 ständlich, in welcher Weise diese Aufgabe zu lösen sein würde. 

 Man konnte z. B. daran denken, das gesamte Licht aufzufangen, 

 welches auf die Oberfläche einer an dem betrachteten Orte P auf- 

 gestellten kleinen Kugel von allen Seiten auffällt; oder man konnte 

 versuchen, die Flächenhelligkeit aller von P aus ringsum sichtbaren 

 Wand- und Fensterflächen irgendwie zum Ausdruck zu bringen. 

 Die Methode, welche ich damals wählte und welche die allein übliche 

 geworden ist, war eine andere. Sie besteht bekanntlich darin, an 

 dem Ort P eine ebene Fläche in alle möglichen Lagen zu bringen 

 und für jede dieser Lagen die Beleuchtungsstärke (indizierte Hellig- 

 keit, wie ich sie zuerst nannte) zu messen. Da insbesondere die 

 eine Beleuchtungsstärke von praktischem Interesse war, welche 

 sich auf eine horizontale oder den Tischplatten parallele Lage bezog, 

 so sind späterhin die Messungen des diffusen Tageslichtes meistens 

 auf diese eine Messung beschränkt geblieben. Sie wurden aus- 

 geführt durch das von mir konstruierte Milchglasplattenphotometer. 

 Als Einheit für die Beleuchtungsstärke schlug ich die Meterkerze 

 vor, d. h. eine in bekannter Weise aus der Lichteinheit (Kerze) ab- 

 geleitete Einheit, die vielfach, wenn auch mit unzureichender Be- 

 gründung, Lux genannt wird. 



!) Vergl. The Illuminating Engineer. Vol. IV. Nr. 4. April 1911. S. 243—245. 



