L. Weber: Das Relaliv-Photometer. 159 



Bei Tageslichtbeleuchtung ist die gemessene Größe B abhängig 

 von der Flächenhelligkeit (intrinsic brilliancy) des dem Fenster 

 gegenüberliegenden Himmels, von der Größe des Raumwinkels w, 

 unter welchem der Himmel von P aus erscheint, von der Elevation 

 dieser direkten Lichtstrahlen, sowie von den mannigfachen Ver- 

 schiedenheiten der Wandreflexion. Es besteht unter der Annahme 

 homogener Helligkeit des dem Fenster gegenüber liegenden Himmels 

 die Beziehung 



B = R- H, 

 worin H die Himmelshelligkeit in sekundären Einheiten 1 ) und R 

 einen Koeffizienten bedeutet, der die genannten Einflüsse des 

 Raumwinkels und des Wandlichtes enthält. 



Unter den 3 Größen B, R und H ist H wechselnd von Augen- 

 blick zu Augenblick. Dagegen wird man für H Mittelwerte für jede 

 Stunde, jeden Tag und jede Himmelsrichtung angeben können. In 

 Kiel ist diese Aufgabe zum Teil schon durchgeführt. Der Koeffizient 

 R ist kennzeichnend für einen bestimmten Platz in einem bestimmten 

 Zimmer, das nach bestimmter Himmelsrichtung hinausliegt. R ist 

 im wesentlichen für jeden Platz eine Konstante. Dieselbe ist frei- 

 lich etwas von dem Sonnenstande beeinflußt, doch mag hiervon 

 einstweilen abgesehen werden. B ist daher im allgemeinen ebenso 

 wechselnd wie H. 



Als Hermann Cohn sich nun nicht damit begnügen konnte, 

 einzelne aufs Geradewohl gemessene Werte von B zu ermitteln, 

 schlug ich ihm vor, den für die Plätze kennzeichnenden Koeffizienten R 

 zu bestimmen. Dazu diente der Raumwinkelmesser, der noch erst 

 vor wenigen Jahren von Herrn Moritz wesentlich verbessert wurde. 



Der Raumwinkelmesser gibt nun zwar den Hauptteil des 

 Koeffizienten R wieder, da das diffuse Wandlicht in vielen Fällen 

 gegenüber dem direkten Himmelslicht vernachlässigt werden kann. 

 Für Schulplätze aber, welche sehr weit vom Fenster entfernt liegen, 

 ist eine solche Vernachlässigung nicht mehr erlaubt. Daher be- 

 friedigten die Raumwinkelmessungen allein nicht mehr, wie dies in 

 ausführlicher Weise von Herrn Dr. R. Brillmann in seiner Disser- 

 tation nachgewiesen ist 2 ). 



Vor nicht langer Zeit hat nun Herr Dr. Thorner einen sehr 

 handlichen und ingeniösen Apparat konstruiert, durch welchen der 



*) Sekundäre Einheit = Flächenhelligkeit einer absolut weißen, matten Fläche, 

 die von 1 Meterkerze beleuchtet wird. 



2) R. Brillmann: Untersuchungen über das diffuse Wandlicht. Diss. Kiel 1910. 



