160 Abhandlungen. 



B 

 Quotient -=-=■ oder R bestimmt werden kann. Wenigstens kann man 

 ti 



mit Hilfe desselben feststellen, ob ein Platz einen Wert R hat, der 

 kleiner oder größer ist als ein bestimmter Grenz- oder Normalwert. 

 Der letztere kann z. B. so bemessen werden, daß er einem Raum- 

 winkel von 50 Quadratgrad entspricht, unter Annahme eines gewissen 

 mittleren Wertes des in R enthaltenen Wandlichtes. Verbessert 

 man den Thorner'schen Apparat durch Hinzufügung einer meßbar 

 veränderlichen Irisblende, so kann aus diesem Apparat ein wirklicher 

 Meßapparat für den entscheidenden Koeffizienten R gemacht werden. 

 Damit ist dann das Problem der diffusen Tageslichtmessung 

 reduziert auf die Ermittelung 1) von R, 2) von H. Kennt man die 

 durchschnittlichen Veränderungen von H im Laufe des Tages und 

 Jahres, so gibt die Kenntnis von R die Beleuchtungsstärke des 

 untersuchten Platzes im Mittel für jede Stunde und jeden Tag. 



Den Vorteil dieses nunmehr sehr einfachen Verfahrens erkennt 

 man besonders deutlich, wenn man ihm die frühere noch von mir 

 bei den städtischen Schulmessungen angewandte Methodik gegen- 

 überstellt. Damals wurde die Beleuchtungsstärke der einzelnen 

 Plätze mit dem Müchglas-Photorneter in Hefner-Meterkerzen gemessen. 

 Gleichzeitig oder unmittelbar hinterher mußte die Flächenhelligkeit 

 des Himmels, gleichfalls auf die Hefnerkerze bezogen, gemessen 

 werden. Es erwies sich dann, daß die so gewonnenen Zahlen für 

 die Beurteilung der Platzhelligkeit nicht an sich, sondern erst in 

 ihrem gegenseitigen Verhältnis von Bedeutung seien. Die direkte 

 Ermittelung dieses Verhältnisses, also jenes Faktor R, mußte also 

 eine Vereinfachung der Messungen ergeben, deren besonderer 

 Vorteil darin besteht, daß die Ermittelung von R längst nicht so 

 wie die früheren Größen von wechselnder Himmelsansicht beinflußt 

 werden und außerdem die Anwendung einer Normal- oder Ver- 

 gleichskerze unnötig machen. 



Der kleine Thorner'sche Apparat hat nun einen unbequemen 

 und Fehler bedingenden Übelstand. Es nimmt der Apparat und 

 noch mehr der Kopf des Beobachters einen großen Teil des auf die 

 weiße Probierplatte fallenden Lichtes weg. Ich habe aus diesem 

 Grunde dem Apparat eine ziemlich stark abgeänderte Form gegeben 

 und ihn so von den Herren Franz Schmidt & Hänsch in Berlin 

 ausführen lassen. Eine genaue Beschreibung desselben wird dem- 

 nächst in der Zeitschrift für Instrumentenkunde gegeben werden. 



