162 Abhandlungen. 



in der Gipsplatte G befindliches scharf gerandetes Loch. Rund um 

 dieses Loch entwirft die Linse L ein Bild derjenigen Himmelsstelle, 

 deren Flächenhelligkeit mit der Beleuchtungsstärke der Milchglasplatte 

 verglichen werden soll. Zu diesem Zwecke ist der ganze Haupt- 

 tubus um seine Längsachse drehbar und festklemmbar. Eine vor 

 der Linse befindliche Irisblende dunkelt die Helligkeit des Himmeis- 

 bildes nach Bedarf ab. Man stellt so ein, daß die Kreisfläche des 

 Loches gleiche Helligkeit mit der Umgebung hat. Zum bequemeren 

 Beobachten ist ein Reflexionsprisma vorzuschlagen, und eine Revolver- 

 scheibe mit konkaven und konvexen Gläsern erleichtert die Ak- 

 kommodation. Die Einstellung der Irisblende wird an einer will- 

 kürlichen Skala abgelesen, für welche eine durch Vorversuche *) ein 

 für allemal entworfene Eichkurve hinzukommt. Aus derselben liest 

 man dann das gesuchte R, d. h. das Verhältnis zwischen der Be- 

 leuchtungsstärke und der Himmelshelligkeit, ab. 



Nebenbei sei erwähnt, daß man diesen Apparat auch zu ver- 

 schiedenen andern Lichtmessungen benutzen kann. So läßt sich 

 mit demselben die Helligkeit an den verschiedenen Stellen des 

 Himmels in relativem Maße, etwa bezogen auf das Zenith, ermitteln. 

 Man kann auch das sogenannte Vorderlicht (Beleuchtungsstärke einer 

 vertikal gestellten Platte) nach N., O., S., W. etc. messen. Weitere 

 Anwendungen ergeben sich, wenn man auch den Seitentubus mit einem 

 mattierten Milchglas abschließt. In allen Fällen ergibt dies Photo- 

 meter relative Werte, d. h. Verhältniszahlen zwischen dem auf die 

 Platte fi fallenden Licht und dem in den seitlichen Tubus eindrin- 

 genden. Ich habe das Instrument daher zur Unterscheidung von 

 dem Thorner'schen Lichtprüfer als Relativ-Photometer bezeichnet. 



Die Vorzüge des kleinen handlichen Apparates liegen darin: 



1. daß keine Verdunkelung durch den Kopf des Beobachters 

 eintritt; 



2. daß die Messung der Beleuchtungsstärken unabhängig 

 vom Azimut des einfallenden Lichtes erfolgt und 



3. daß keinerlei künstliche Lichtquelle verwandt wird, so daß 

 auch die Farbenschwierigkeiten der Tageslichtmessungen 

 im wesentlichen behoben werden. 



*) Siehe H. Brillmann 1. c. 



