164 Abhandlungen. 



eines horizontalen Spaltes entworfen. Der auf dem Papier ent- 

 stehende Lichtpunkt wandert infolge der Drehung der Trommel 

 während 24 Stunden einmal um den Umfang derselben und man 

 erhält bei der Entwicklung des Streifens eine Kurve, welche die 

 Deklinationsschwankungen während dieser Zeit angibt. Das benutzte 

 Bromsilberpapier besitzt eine Breite von 8 cm, so daß auf den 

 Streifen abwechselnd drei bezw. vier Tageskurven Platz finden, die 

 durch sukzessives seitliches Weiterrücken der Trommel in geeignete 

 Abstände voneinander gebracht sind. 



Ein zweiter unterhalb des beweglichen Magnetspiegels an- 

 gebrachter fester Spiegel entwirft ebenfalls und in gleicher Weise 

 ein Bild des vertikalen beleuchteten Spaltes durch den horizontalen 

 Spalt des Kastens hindurch auf dem Papier; bei der Rotation der 

 Trommel erhält man also eine zweite Lichtspur, welche nach der 

 Entwicklung des Papieres sich als eine gerade Linie erweist, und 

 die man meist als Basis- oder Nullinie bezeichnet. Wie weit diese 

 Linie von der zugehörigen Tageskurve absteht, ist zunächst gleich- 

 gültig; man gibt ihr aber, um alle zu den Tageskurven gehörenden 

 Basislinien mit auf den Papierstreifen zu bekommen, keinen zu 

 großen Abstand. Die Richtung des Lichtstrahles vom festen Spiegel 

 zum Aufzeichnungsapparat ist im Räume fest, falls der feste Spiegel 

 seine Lage nicht ändert (eine Verrückung des beleuchteten Spaltes 

 verschiebt Basislinie und Deklinationskurve in gleicher Weise), und 

 dieser Lichtstrahl bildet mit dem geographischen Meridian des Ortes 

 einen Winkel, dessen Größe nicht weit unterschieden ist von dem 

 entsprechenden des Magnetspiegels; diesen Winkel benutzt man bei 

 der Beziehung auf absolute Werte als Basiswert — eine genaue Be- 

 stimmung und Kontrolle vorausgesetzt — und kann aus der Kenntnis 

 desselben durch einfache Ausmessung der Ordinaten zwischen 

 Basislinie und Deklinationskurve die Größe der magnetischen 

 Deklination zu jeder Zeit ermitteln. Der Abstand des lichtempfind- 

 lichen Papieres vom Magnetspiegel ist so bemessen, daß einer 

 Änderung der Deklination um 1 Minute eine Ordinatenänderung 

 von 1 Millimeter auf dem Papier entspricht. 



Die Reduktion auf absolute Werte wurde nun im hiesigen 

 Observatorium nicht immer fortlaufend durchgeführt aus Gründen 

 häufiger und starker lokaler Störungen, von denen schon eingangs 

 die Rede war, und deren Ausschaltung sich nicht bewerkstelligen 

 ließ. Relativ klein blieben die Störungen durch Straßenbahnströme 

 (meist nicht mehr als 1 Minute); wegen der leicht erkennbaren Form 



