H. Zahn. 



335 



von Lithiumflammen anzuwenden, wie dies für Na-Flammen möglich 

 war. Es war ein für meine Zwecke günstiger Umstand, daß die 

 Emission von Li-Flammen noch bei relativ hohen Konzentrationen 

 den letzteren nahe proportional verläuft. 



Ferner ist die Dispersion des Photometers sehr gering, eine 

 Trennung der D-Linien ist nur bei so engem Spalt möglich, daß 

 ein Photometrieren damit ausgeschlossen ist. 



Die Flammen waren Leuchtgasflammen, die nach der Gouy- 

 schen Methode durch einen Zerstäuber gefärbt wurden. Eine von 

 den Herren Beckmann und Waentig angegebene Methode 1 ) 

 der Flammenfärbung durch Zerstäubung von Tropfen mittels einer 

 schnell rotierenden Scheibe scheint ja besonders konstante Flammen- 

 färbungen zu liefern, ist jedoch sehr kompliziert. Ich habe den 

 Gouy sehen Zerstäuber etwas modifiziert, wie aus Fig. 1 ersichtlich 

 ist. Der Umstand, daß alle 

 Teile miteinander Verblasen 

 sind, sichert eine konstante 

 Wirkungsweise ; die Glas- 

 spitze p dient als Einstellmarke 

 für die Höhe der zu zerstäu- 

 benden Flüssigkeit; ein Vor- 

 gelege hält die größten Tröpf- 

 chen zurück. Die zum Be- 

 triebe notwendige Druckluft 

 lieferte ein Wasserstrahlgebläse 

 unter Zwischenschaltung von 

 vier großen Glasballons, die 

 durch Kapillaren 2 ) verbunden 

 waren. Ein Nebenschluß, be- 

 stehend aus einer feinverstell- 

 baren Öffnung, erlaubte größere 

 Schwankungen auszugleichen, 



so daß der Druck während einer Meßreihe auf weniger als ein Promille 

 konstant gehalten werden konnte. Die Gasflammen wurden größtenteils 

 aus der Leitung, gelegentlich auch aus einem großen Gasometer 

 gespeist. Auch hier war eine ähnliche Druckregulierung angebracht. 

 Als Druckmesser diente dabei ein unter kleinem Winkel geneigtes 



1 ) E. Beckmann u. P. Waentig, Zeilschr. f. physik. Chem. 68, p. 385, 1909. 



2 ) E. Marx, Gott. Nachr. (I), p. 37, 1900. 



22 



