H. Zahn. 339 



Nun ist aber bei diesen Versuchen kein streng monochroma- 

 tisches Licht zur Verwendung gekommen, sondern es lagen die 

 Wellenlängenbereiche bei den definitiven Messungen zwischen 585 

 bis 593 fifi in gelb und 665—675 ^i in rot, so daß die Wellen- 

 längen 589 und 670 die Schwerpunktsabszissen für diese Bezirke 

 darstellten. Wegen der geringeren Dispersion kommen in rot mehr 

 Wellenlängen zur Geltung; da man innerhalb dieser engen Bezirke 

 die Dispersionskurve als gradlinig betrachten kann, ist das durch die 

 Flächenverhältnisse gegebene Intensitätsverhältnis jetzt = 3,21 • 10 /s 

 == 4,01 anzusetzen. 



Die hauptsächlichsten Unsicherheiten, mit denen die Messung 

 der von einem Atom, bezw. einer bekannten Na-Menge pro Sekunde 

 ausgestrahlte Energie behaftet ist, liegen in der Schwierigkeit, die 

 pro Sekunde in die Flamme gelangenden Salzmengen zu bestimmen. 

 Daß man durch Änderung der Konzentration der zerstäubten Lösung 

 den Salzgehalt der Flamme relativ meßbar ändern kann, ist ein- 

 leuchtend. Zumal, wenn die verwendeten Konzentrationen gering 

 sind, so daß die Dichte und Zähigkeit der Lösung sich von der 

 des Lösungsmittels praktisch nicht unterscheidet, kann man, wie 

 dies stets gemacht wurde, den Salzgehalt der Flammen der Kon- 

 zentration der Lösung proportional setzen. 



Die Schwierigkeiten beginnen, wenn der absolute Gehalt be- 

 stimmt werden soll, und zwar sind sie zweifacher Art. Man kann 

 fragen, erstens: welche Salzmenge passiert bei einer durch den 

 Luftdruck gegebenen Zerstäuberwirkung per Sekunde die Brenner- 

 öffnung, und zweitens: wie verteilen sich diese Salzmengen in der 

 Flamme? 



Zur Beantwortung der ersten Frage sind vier Methoden versucht 

 worden, die kurz besprochen werden sollen. Vielfach und auch 

 noch in neueren Untersuchungen hat man die Menge der in die 

 Flamme gelangenden Lösung aus dem Gewichtsverlust des Zerstäubers 

 bestimmen wollen, indem man durch ein Vorgelege dafür sorgte, 

 daß die größeren Tröpfchen wieder in den Zerstäuber zurückgelangten. 

 Daß indessen ein großer Teil in den Verbindungsschläuchen sitzen 

 bleibt, ist dabei nicht berücksichtigt; es ergeben derartige Bestim- 

 mungen durchweg Flammenkonzentrationen, die nach meinen Er- 

 fahrungen zu hoch sind 1 ). Auf keinen Fall ist diese Bestimmungs- 

 methode zulässig, wenn, wie bei meinen Versuchen, das Gas-Luft- 



l ) Hj. V. Brother us, Ann. d. Phys. 38, p. 415, 1912. 



