Abhandlungen. 



Erster Teil. 



I. Die zur Untersuchung benutzten Apparate. 



Zur Bestimmung der Aktivierungszahl dienten dieselben Apparate, 

 welche Lindemann vor zwei Jahren hier gebraucht hat. Eine 

 genaue Beschreibung derselben hat er in seiner Dissertation ange- 

 geben 1 ). Ich möchte hier übrigens die Vorteile der von Lindemann 

 angegebenen Verbesserungen des Exner'schen Elektroskops wieder- 

 holen, welche noch wenig bekannt sein dürften, da das Elektroskop 

 nur in zwei Exemplaren existiert. 



1. Der aus zwei Teilen bestehende Isolierkörper ist mit Hilfe 

 einer Brücke höher gelegt; dadurch kommt auch die untere 

 Seite des Bernsteins nicht mit der Außenluft in Berührung 

 und ist in die Natriumtrocknung eingeschlossen. 



2. Abbröckelndes Hydroxyd kann nicht an die Bernsteinplatten 

 kommen und die Isolation gefährden. 



3. Da der Blättchenträger den Bernstein ganz durchsetzt, erfolgt 

 die Zuleitung während der Versuche nur von unten durch 

 Aufsetzen auf andere Apparate (Zerstreuungskammer, Ionen- 

 aspirator). Drahtverbindungen und andere durch die Außen- 

 luft führende Zuleitungen sind auf diese Weise vermieden. 



4. Durch einfaches Umsetzen ist es möglich, mit demselben 

 Elektroskop schnell hintereinander auf verschiedenen Appa- 

 raten Messungen auszuführen. 



5. Das Elektroskopinnere bleibt auch während der Versuche 

 gänzlich von der Außenluft abgeschlossen und ist also dauernd 

 gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Die nur wenige 

 Sekunden dauernde Ladung erfolgt am einfachsten von oben 

 nach Entfernung einer dicht schließenden Kappe. 



Die Ionenzählung, sowie die Bestimmung der Leitfähigkeit 

 der Atmosphäre und der Ionenbeweglichkeit geschah mit Hilfe eines 

 Aspirationsapparates, der nach meinen Angaben in den Werkstätten 

 des Präzisions -Mechanikers Herrn H. Heustreu angefertigt wurde. 

 Das Prinzip des Apparates stimmt im wesentlichen mit dem von 



x ) M. Linde mann, 1. c. pg. 3. 



