R. Müns. 5 



Gerdien 1 ) und von Mache 2 ) überein: Man läßt ein bekanntes 

 Luftvolumen mit möglichst konstanter Geschwindigkeit durch einen 

 Zylinderkondensator strömen, dessen äußere Wandung mit der Erde 

 verbunden ist. Die Innenelektrode besteht aus zwei voneinander 

 getrennten Teilen, deren jeder mit einem Elektroskop verbunden 

 und auf ein meßbares positives oder negatives Potential geladen ist. 

 Die Innenelektrode im ersten Teile des Zylinderkondensators ist 

 bedeutend kürzer als diejenige im zweiten Teile; infolgedessen 

 wird dem Luftstrom im ersten Kondensator nur ein gewisser Bruch- 

 teil seines Gehaltes an Ionen entzogen. Der zweite Teil des 

 Zylinderkondensators ist so beschaffen, daß er dem Luftstrome den 

 Rest der in ihm enthaltenen Ionen entzieht. 



Der äußere Zylinder, ein geschwärztes Messingrohr mit kreis- 

 förmigem Querschnitt, hatte einen Durchmesser von 4,9 cm und 

 eine Länge von 2X60 cm. Über der Mitte jeder Innenelektrode 

 war er durchbohrt und mit einem kurzen Rohrstutzen R versehen 

 (cf. Figur 1), in dem sich ein Bernstein-Isolator B von 2,5 cm 

 Durchmesser und 0,5 cm Dicke befand. Auf dem Ansatz R wurde 

 ein zweiter Ring Q aufgeschraubt, welcher zum Festhalten des 

 Bernsteins diente. Damit der Bernstein nicht durch zu kräftiges 

 Festschrauben dem Zerspringen ausgesetzt war, wurde unter und 

 über ihn ein Gummiring G gelegt. Der Ring Q hatte einen 1,4 cm 

 langen Rohransatz P, auf den das Elektroskop aufgeschoben werden 

 konnte. Die Innenelektroden bestanden aus geschwärzten Messing- 

 rohrstäben mit abgerundeten Enden, von 0,7 cm Durchmesser. Der 

 erste Stab war nur 8 cm, der zweite dagegen 58 cm lang. In die 

 Mitte der Stäbe Z war ein Messingstift S eingeschraubt. Durch 

 diesen und mit Hilfe eines zweiten Stiftes T wurde die Elektrode Z 

 an den Bernstein B festgeschraubt. Auf diese Weise konnten die 

 Innenelektroden genau in der Mitte des äußeren Zylinders Y fest- 

 gehalten werden. Beim Aufsetzen des Elektroskops auf den Konden- 

 sator trat der Stift T in Berührung mit der federnden Kappe K am 

 unteren Ende des Blättchenträgers. Damit war eine leitende Ver- 

 bindung zwischen der Innenelektrode des Kondensators und dem 

 Elektroskop hergestellt. 



Für den Hauptkondensator wurde das oben erwähnte Linde- 

 mann'sche Elektroskop benutzt. Für den ersten Teil des Aspirations- 



!) H. Gerdien, Göttinger Nachr., math.-phys. Kl., 1904, Heft 4, pg. 277. 

 2 ) H. Mache, Phys. Z.-S. 4, 717 (1903). 



