R. Müns. 7 



gebracht. Eine in einer Hülse befindliche Spiralfeder mit Kappe 

 stellte, ähnlich wie beim Lindemann'schen Elektroskop, die leitende 

 Verbindung mit dem Stift T und also mit der Innenelektrode des 

 Kondensators her. Das untere Ende des Elektroskops, an dem die 

 Skala und Lupe befestigt sind, mußte wegen dieser Änderung um 

 einige Zentimeter verlängert werden. 



Das Ende des Hauptkondensators erweiterte sich etwas, um ein 

 gewöhnliches Rosenmüller'sches Flügelrad-Anemometer von 7 cm 

 Durchmesser aufzunehmen zwecks Bestimmung der Luftgeschwindig- 

 keit und damit des durch den Apparat geströmten Luftvolumens. 

 An das Ende des Anemometer-Ansatzes schloß sich eine große 

 trichterförmige Erweiterung an, von 22,5 cm Durchmesser. Zur 

 Erzeugung eines kräftigen Luftstromes konnte sich in dieser ein 

 vierflügeliger Fächer-Aspirator bewegen, welcher direkt auf der ver- 

 längerten Achse eines Elektromotors befestigt war. Der Aspirations- 

 apparat war mit Hilfe von Holzstützen auf einem Brett mit Filz- 

 unterlage befestigt. Getrennt von ihm, auf einem besonderen Brett^ 

 ebenfalls mit Filzpolstern, wurde der Elektromotor mit dem Aspirator 

 aufgestellt, um jegliche Übertragung der durch den laufenden Motor 

 hervorgerufenen Erschütterungen auf die Elektroskope zu verhindern. 

 Zum Anlassen des Motors diente ein kleiner Regulierwiderstand 

 von 1500 Ohm. 



Figur 2. 



