R. Müns. 11 



Gelten alle Werte außer G in dieser Gleichung als konstant, 

 so können wir daraus wichtige Bedingungen für die Geschwindig- 

 keit des Luftstromes und damit für die Brauchbarkeit des Aspirations- 

 apparates folgern. Für den oben betrachteten Grenzfall ergibt sich 

 zunächst: 



= 2.V.U.1 



(R 2 -r 2 ).lognat(R/ r )' 

 Dann werden gerade noch alle Ionen mit der spezifischen 

 Geschwindigkeit u von der Innenelektrode 1 bei dem herrschenden 

 Potential V abgefangen. 

 Ist weiter: 



2.V.U.1 

 ^ (R*-r 2 ).lognat.(R/ r ) ' 

 so werden nicht alle Ionen von der Innenelektrode abgefangen, 

 es herrscht kein Sättigungstrom im Kondensator. Das ist die Be- 

 dingung für den ersten Teil des Aspirationsapparates zur Bestimmung 

 der Leitfähigkeit der Luft. 

 Wird schließlich: 



G <- 2.V.U.1 



^ (R 2 -r 2 ).lognat(R/ r ) ' 



so herrscht Sättigungsstrom und es werden alle Ionen vom Kon- 

 densator mit Sicherheit abgefangen. Diese Bedingung ist auf den 

 zweiten Teil des Apparates, den Hauptkondensator zur Bestimmung 

 des Ionengehaltes der Luft, den „Ionenzähler" anzuwenden. 



Diese Grundbedingungen für die Brauchbarkeit des Aspirations- 

 apparates waren mit Sicherheit erfüllt, wie sich beim Einsetzen der 

 einzelnen Werte ergibt. 



G war im Mittel ungefähr 600 cm. 



III. Die Bestimmung der Konstanten. 



Die Eichung der Elektroskope geschah in folgender 

 Weise: 



Der Strom der städtischen Lichtleitung (—220 Volt, Erde) 

 wurde durch einen konstanten großen Widerstand mit 10 Spulen 

 von je ungefähr 2000 Ohm und einen von bis 1500 Ohm ver- 

 änderbaren Widerstand geschickt. Von den einzelnen Widerständen 

 konnten Abzweigungen nach einem Präzisions-Voltmeter gemacht 

 werden. Parallel mit dem Voltmeter wurden nacheinander die 

 Elektroskope einzeln geschaltet. Die Eichung geschah nun in der 



