12 Abhandlungen. 



Weise, daß ein Beobachter durch Regulieren des variablen Wider- 

 standes den Zeiger des Voltmeters auf einen ganzen Teilstrich zu 

 halten suchte (dies war nötig, da die Spannung der städtischen 

 Lichtleitung nicht unerheblichen dauernden Schwankungen unter- 

 worfen ist), während ein zweiter Beobachter die Ablesungen am 

 Elektroskop machte. Nach diesem Verfahren wurde eine recht ge- 

 naue Eichkurve erhalten. 



Zwecks Eichung des Anemometers wurde der ganze 

 Aspirationsapparat an ein großes Gasometer angeschlossen. Herr 

 Eichungsinspektor Doli war so liebenswürdig, mir ein im hiesigen 

 König!. Eichamt befindliches Gasometer von 850 Liter Inhalt zur 

 Verfügung zu stellen. Es strömten bei den Versuchen verschiedene 

 Luftmengen, auch mit verschiedenen Geschwindigkeiten durch den 

 Aspirationsapparat, während die jedesmaligen Ablesungen am Anemo- 

 meter notiert wurden. Die Eichkurve, welche eine Beziehung zwischen 

 dem durchgeströmten Luftvolumen und der Ablesung am Anemo- 

 meter darstellt, ergab, wie es sein mußte, eine gerade Linie, die 

 ohne wesentliche Ausfälle die beobachteten Werte sämtlich enthielt. 

 Dieses Verfahren der Eichung kann demnach eine erhebliche Ge- 

 nauigkeit für sich in Anspruch nehmen. 



Im Anschluß hieran möchte ich bemerken, daß bei der Eichung 

 im großen und ganzen dieselben Luftgeschwindigkeiten verwendet 

 wurden wie später bei den Versuchen. Die Eigenart des Apparates 

 fügte es, daß das Resultat der Eichung einen recht einfachen Zu- 

 sammenhang zwischen Luftvolumen und Anemometerangabe ergab: 

 Die von der Skala des Anemometers abgelesene Zahl brauchte nur 

 mit 3 multipliziert zu werden, um die durch den Apparat geflossene 

 Luftmenge in Litern zu erhalten. Hieraus konnte natürlich die 

 mittlere Luftgeschwindigkeit berechnet werden. 



Die Bestimmung der Kapazität des Aspirationsapparates, also 

 des ganzen Systemes, Kondensator + Elektroskop, ließ sich wegen 

 der besonderen Konstruktion des Apparates ohne umständliche Ex- 

 perimente und Rechnungen leicht ermitteln. 



Die Kapazität eines Zylinderkondensators in Luft ist gegeben 

 durch den Ausdruck: 



2 1og.nat(R/ r ) ' 

 wenn 1 seine Länge, R äußerer und r innerer Radius ist. Mit dieser 

 bekannten Kapazität wurde die unbekannte des Elektroskopes und 

 die des verbindenden Zwischenstückes in folgender Weise verglichen. 



