R. Müns. 17 



Vor jeder Messung wurden alle Apparate auf ihren gebrauchs- 

 fähigen Zustand hin geprüft. Das Natrium zum Trocknen der Elek- 

 troskope mußte spätestens am dritten Tage nach Einlegung erneuert 

 werden. Die Gockel'schen Isolierhaken, welche nach jeder Messung 

 sofort vom Natrium befreit und gereinigt wurden (alle zwei Tage 

 gründlich unter der Wasserleitung), wurden nochmals trocken oder 

 mit Alkohol abgerieben und mit frischem Natrium versehen. Der 

 10 m lange Aktivierungsdraht, welcher vor dem Häuschen ausge- 

 spannt war, wurde vor jeder Messung mit feinem Schmirgelpapier 

 blank gerieben. Hierbei verlängerte er sich gewöhnlich um ungefähr 

 20 cm, wohl infolge zu kräftigen Reibens. 



Nachdem die Isolierhaken vor ihrem Gebrauch nochmals auf 

 ihre Isolierfähigkeit hin geprüft worden waren, wurde die Zuleitung 

 zwischen Aktivierungsdraht und Zamboni-Säule direkt mit Hilfe 

 eines Kupferdrahtes durch ein kleines Fenster hindurch hergestellt, 

 vor dem die Trockensäule ihren Platz hatte. Gleichzeitig mit dem 

 Aktivierungsdraht wurde ein Braun'sches Hochspannungs-Elektrometer 

 eingeschaltet, an dem während der zweistündigen Exposition die 

 Spannung dauernd kontrolliert wurde. 



Die Trockensäule erfüllte nicht ganz die gestellten Ansprüche. 

 Nur ein einziges Mal, an einem sehr schönen Sommertage mit 

 außerordentlich trockener Luft, war sie imstande, die Spannung 

 während der zweistündigen Exposition auf 2300 Volt konstant zu 

 halten. Gewöhnlich sank die Spannung der Säule in den 2 Stunden 

 um 400 bis 600 Volt; bei sehr feuchter Witterung sogar um über 

 1000 Volt, trotzdem die Säule stets zugedeckt war. Versuche, bei 

 denen die Spannung derartig tief herunterging, wurden natürlich 

 aus meinen Messungen als unbrauchbar ausgeschieden. Die Trocken- 

 säule wurde auf das sorgfältigste instand gehalten. Während des 

 Nichtgebrauches wurde sie in einem geheizten Raum des neuen 

 Magnetischen Observatoriums, auf der Nordostseite des Sternwarte- 

 berges gelegen, aufbewahrt; sehr oft in unmittelbarer Nähe des 

 Ofens. Nur dadurch war es möglich, die Spannung der Säule im 

 günstigsten Falle auf 2600 Volt zu bringen. Nach Schluß der Ex- 

 position wurde die Säule ohne Belastung auf ihre Spannung hin 

 geprüft und dadurch festgestellt, daß der Spannungsrückgang durch 

 die Säule selbst erzeugt war, nicht etwa durch äußere Oberleitungen 

 während der Exposition draußen, vielleicht infolge von sehr feinen 

 Spinnwebenfäden. Die Isolierhaken waren an dem Spannungs- 

 rückgang gewöhnlich mit 100 Volt, in seltenen Fällen, bei sehr 

 feuchter Witterung, mit 200 Volt beteiligt. 



2 



