R. Müns. 19 



Draht unterbrochen und der exponierte Draht auf eine Trommel 

 gewickelt. Schon 3 Minuten nach Expositionsschluß konnte der 

 aufgewickelte Draht in die Ionisierungskammer eingeschoben werden. 

 Das Elektroskop brauchte hierbei nicht abgenommen zu werden, 

 denn bei einiger Vorsicht blieb das ganze System geladen. Nach- 

 dem die Ionisierungskammer auf den unteren Teller festgeschraubt 

 und die Spannung auf eine brauchbare Höhe gebracht war, konnte 

 genau 5 Minuten nach Schluß der Exposition die erste Ablesung 

 am Elektroskop gemacht werden. Nach weiteren 10 Minuten wurde 

 wieder abgelesen und aus diesen beiden Ablesungen der Spannungs- 

 verlust berechnet. Dadurch wurde ein Maß für die ionisierende 

 Kraft der Strahlung der radioaktiven Substanzen erhalten, welche 

 sich auf dem Draht niedergeschlagen hatten. Dieses Maß ist die 

 von Elster und G eitel 1 ) definierte Aktivierungszahl A. Die 

 Aktivität der freien Luft wird gleich 1 gesetzt, wenn 1 m exponierter 

 Draht in 1 Stunde eine Potentialerniedrigung von 1 Volt bewirkt. 



Langevin hat auf dem Eiffelturm in Paris das Vorhandensein 

 von Ionen nachgewiesen, deren Beweglichkeit rund Vsooo des 

 normalen Wertes beträgt 2 ). Dieses Vorhandensein von solchen 

 schwerbeweglichen sogenannten „Langevin-Ionen" ist wohl durch die 

 Anlagerung gewöhnlicher Molionen an die Dunst- und Staubteilchen 

 bedingt, die in der Atmosphäre einer Großstadt besonders zahlreich 

 vorhanden sind 3 ). Es lag nun nahe, auch die Kieler Atmosphäre 

 hinsichtlich dieser Langevin-Ionen zu prüfen und zu untersuchen, 

 welchen Einfluß sie auf die mit einem Ionenaspirationsapparat aus- 

 geführten Messungen ausüben. 



Da auch der erste Teil des von mir benutzten Aspirations- 

 apparates eine Länge von 60 cm hatte, konnte diese Ionen - 

 prüfung leicht in folgender Weise geschehen: 



Die Innenelektroden wurden einfach miteinander vertauscht, in 



den vorderen Zylinder kam die 58 cm lange und in den zweiten 



die 8 cm kurze Elektrode. Da, wie bewiesen, die lange Elektrode 



vollkommen ausreicht, um eben noch alle Ionen bis herab zu einer 



2 cm 2 

 Minimalbeweglichkeit von -r^-r — r- abzufangen, durfte also jetzt das 



Elektroskop auf dem zweiten Kondensator keinen Spannungs- 

 rückgang während einer Aspiration zeigen, wenn nicht doch schwere 



!) J. Elster und H. G eitel, Phys. Z.-S. 4, 96 (1902). 

 2 ) P. Langevin, C. R., 140, 232 (1905). 



3 j H. Mache und E. von Seh weidler, „Die atmosphärische Elektrizität", 

 pg. 58 und 98. 



2* 



