20 Abhandlungen. 



Ionen mit einer geringeren als die der eben angeführten Minimal- 

 beweglichkeit vorhanden waren. 



Derartige Probemessungen wurden öfter ausgeführt. Auch die 

 Vorarbeiten, welche im Winter 1911/12 und Frühjahr 1912 ausge- 

 führt wurden, waren hauptsächlich darauf gerichtet, den störenden 

 Einfluß der Langevin-Ionen auf die Resultate der lonenzählungen zu 

 studieren. Zu diesem Zwecke wurden verschieden lange und ver- 

 schieden starke Innenelektroden in beiden Zylinderkondensatoren 

 verwendet. Auch wurde mit Luftströmen von verschiedener Ge- 

 schwindigkeit aspiriert. 



Das Ergebnis dieser Probemessungen ist kurz folgendes: 



In sehr vielen Fällen wurde an dem zweiten Zylinderkonden- 

 sator während der Aspiration kein Spannungsrückgang beobachtet. 

 Dies trat gewöhnlich bei sehr klarer Luft mit großer Fernsicht ein. 

 Die Beeinflussung der Messung durch Langevin-Ionen war also bei 

 dieser Wetterlage gleich Null. In anderen Fällen betrug das 

 Maximum der Störung 2,4%. Das Mittel der Störung aus allen 

 Probemessungen war 0,8%, d. h. die Anzahl der von dem zweiten 

 Kondensator abgefangenen Ionen betrug 0,8% von der Anzahl der 

 auf dem ersten Kondensator niedergeschlagenen Ionen. 



Die Beeinflussung der mit dem Ionenaspirator gewonnenen 

 Resultate durch das Vorhandensein von Langevin-Ionen ist demnach 

 so gering, daß sie vernachlässigt werden kann. 



Noch ein störender Einfluß ist bei luftelektrischen Messungen 

 in Betracht zu ziehen. Es sind die festen radioaktiven Stoffe selbst. 

 Während der Aspiration schlagen sich auf die negativ geladene 

 Innenelektrode die in der Luft enthaltenen Zerfallsprodukte der 

 radioaktiven Stoffe nieder und beeinträchtigen durch ihre aktive 

 Strahlung die Messung. K. Kurz 1 ) hat genaue Untersuchungen 

 hierüber an den bekannten Aspirationsapparaten angestellt. Wie 

 groß diese Beeinflussung an dem von mir benutzten Apparat war, 

 konnte aus Mangel an Zeit und geeigneten Apparaten nicht genau 

 festgestellt werden. Um ungefähr hierüber Aufklärung zu erhalten, 

 wurde der natürliche Isolationsverlust der geladenen Systeme stets 

 vor und nach jeder Aspiration beobachtet. Es zeigte sich gewöhn- 

 lich kein Unterschied. Nur ganz selten, während gleichzeitig außer- 

 ordentlich hohe Aktivierungszahlen gefunden wurden, war der 

 Isolationsverlust bei negativer Ladung nach der Aspiration um eine 

 Spur größer als vorher. Aus beiden Werten wurde das Mittel ge- 

 nommen und bei der Berechnung berücksichtigt. 



!) K. Kurz, Inaug.-Dissert., Gießen 1907. 



