R. Benkendorff. 225 



Himmelsgewölbes. Auf die vertikale Platte gelangt das Licht des 

 halben Himmelsgewölbes und, was für unsere Zwecke besonders 

 in Betracht kommt, das vom Erdboden reflektierte Licht. Bezeichne 

 ich die Menge des direkten vom Himmelsgewölbe auffallenden 

 Lichtes mit D und die des reflektierten Lichtes mit R, so ist 

 D + R = V, gleich dem sog. Vorderlicht. Bilde ich nun das Ver- 

 hältnis Vorder-/Oberlicht und setze das Oberlicht stets = 1, so 

 erhalte ich einen relativen Vorderlichtwert V x = D ± + R 1} bezogen 

 auf die Einheit des Oberlichtes. 



In diesem Wert ändert sich D x mit der Sonnenhöhe, R x ändert 

 sich mit der verschiedenen Reflexion am Erdboden. Bringen wir 

 nun die an verschiedenen Plätzen gemachten Beobachtungen des 

 Vorderlichtes durch Reduktion auf eine gleiche mittlere Sonnenhöhe, 

 so daß D ± als konstant angesehen werden kann, so wird jede 

 Änderung des Vorderlichtes V t als eine Folge der Änderung von 

 R x betrachtet werden können. 



Als Meßinstrument benutzte ich das von Herrn Prof. L. Weber- 

 Kiel konstruierte Relativphotometer. Der Apparat besteht zur Haupt- 

 sache aus einem horizontalen Haupttubus und einem um ihn dreh- 

 baren, zu ihm senkrechten Nebentubus. Der Haupttubus hat an 

 seinem einen Ende ein um die Tubusachse drehbares Spiegelgehäuse, 

 das durch eine parallel der Tubusachse liegende mattierte Milch- 

 glasplatte abgeschlossen ist. Der Nebentubus ist am Ende durch 

 eine Blende, eine Linse und eine Milchglasplatte abgeschlossen. 

 Die Einstellung der Blende wird an einer willkürlichen und zuvor 

 geaichten Skala abgelesen. Die auf die beiden Milchglasplatten 

 fallenden Lichtmengen werden im Instrument zum Vergleich in der 

 Art nebeneinander gebracht, daß auf einer unter 45° aufgestellten 

 Gipsfläche durch die Linse ein Bild der vorliegenden hellen Fläche 

 erscheint, während in einer kreisförmigen Durchbohrung der Gips- 

 fläche die helle Fläche des Spiegelgehäuses gesehen wird. Durch 

 Einstellung der Blende läßt sich bewirken, daß der äußere Teil des 

 Gesichtsfeldes, der konzentrische Ring, gleiche Helligkeit mit dem 

 in ihm liegenden Kreise zeigt. Die Einstellung der Blende ist dann 

 ein Maß für das Verhältnis der Lichtmengen, die auf die beiden 

 abschließenden Platten auffallen. Durch Aichung des Instruments 

 erhält man für jede Blendeneinstellung einen bestimmten Helligkeits- 

 wert, bezogen auf eine willkürlich gewählte Einheit. Der Apparat 

 und seine Aichung sind ausführlich beschrieben in der Arbeit von 

 B rill mann: „Über das diffuse Wandlicht". 



16* 



