XII 



man bei Untersuchung zwischen parallelen und gekreuzten Nikols 

 nicht dem Objecte eine volle Umdrehung gibt, sondern einfach 

 den oberen Nikol mit der einen Hand in seiner Stellung festhält? 

 (für sehr feine Untersuchungen wird ein Bügel am unteren festen 

 Tisch angeschraubt, dessen obere Klemmhülse den Nikol unbeweg- 

 lich festhält, während der ganze Zwischenapparat leicht um die 

 optische Achse gedreht wird) mit der anderen aber das ganze 

 obere Jnstrument sammt dem Object um die optische Achse dreht. 



Zur stauroskopischen Untersuchung wird ein senkrecht zur 

 optischen Achse geschliffener, mit Messingfassung versehener 

 Kalkspath, der ein sehr scharfes Interferenzbild liefert, zwischen 

 Ocular und Analyseur eingeschoben. 



Die Gradein theilung am Tisch und festen Theil des Analyseur 

 dient zur Bestimmung der Winkel unter denen die verschiedenen 

 Polarisations- und dichroitischen Erscheinungen eintreten, dass 

 dabei der Nonius nicht am unteren festen Tisch, sonderen am 

 darin drehbaren Polariseur angebracht ist, hat seinen Grund darin, 

 dass man je nach der krystallographischen Lage des Minerals im 

 Schliff oder je nach Bequemlichkeit bei dem Untersuchen die 

 Achsenlage des Polariseur leicht verändern kann. Man hat dann 

 nur doppelte Ablesung nöthig, Der Vortheil grösster Bequemlich- 

 keit bei stauroskopischer Untersuchung ist bei dieser Einrichtung, 

 wo stets das Object an seinem Platze bleibt, unverkennbar. 



Zum Messen von Winkeln wird das mit Achsenkreuz ver- 

 sehene Ocular aufgesetzt, der Scheitel des zu messenden Winkels 

 im optischen Mittelpunkt fixirt, das Ocular festgehalten, dagegen 

 das obere Instrument so weit gedreht bis ein Schenkel des zu 

 messenden Winkels nach dem anderen mit einer Achse des Kreuzes 

 zusammenfält, und am Objecttisch der Winkel abgelesen. Durch 

 entgegengesetze Drehung erhält man leicht einen Controlwinkel. 

 Umgekehrt kann auch die Winkelmessung durch Drehung des 

 Oculars vollgegen werden da hierfür die Alhidade (des oberen 

 Nikol) am Ocular, der Nonius am Tubus befertigt wird. 



Zu mikrochemischen Untersuchungen wird an einem der 

 kleineren Mikroskope ein hutförmiger, durch ein Glimmerblättchen 

 geschlossener Stiefel von Cautschuck mit breiter Krempe von 

 unten her gezogen, auf den Tisch ein erwärmbarer mit ringför- 

 migen Thermometer und ringförmigen Quecksilbergefäss (um die 

 optische Achse) versehener Tisch gesetzt um das Jnstrument 

 möglichst zu schonen und doch die Arbeit auf Einwirkung kochender 



