XI 



heizbaren Tisch zu mikrochemischen Untersuchungen benutzt 

 werden, besitze ich das näher zu beschreibende grosse Mikroskop 

 aus der Fabrik von L. Leitz (früher Belthle und Leitz) in Wetzlar 

 mit 5 Ocularen, 5 Trocken- Objectiven und 3 Immersionen, deren 

 Auflösungskraft, von 60 bis 2400facher Vergrößerung, den Hart- 

 nacks'chen unbedingt gleichsteht, ohne so kostspielig zu sein. Das 

 überaus solid gearbeitete Gestell hat einen unteren festen Theil 

 (Unterstativ, Fuss, Beleuchtungsspiegel plan und concav den 

 verschiedenartigsten Stellungen auzupassen und daran fester Tisch 

 mit Schieberblendung in dessen Hülse der untere Nikol — der 

 Polariseur — eingeschoben wird) und einen oberen, um die op- 

 tische Achse drehbaren Theil. 



Der mit Letzterem fest verbundene Tisch ist kreisrund, am 

 Rande mit Gradeintheilung versehen, der (vor dessen Rande 

 vorspringende) Nonius hierzu aber an der Fassung des Polari- 

 seur in der Richtung der kurzen Diagonale des Nikols befestigt, 

 Eine Verlängerung des runden Tisches trägt die Prismensäule 

 (grobe Einstellung mit Zahn und Trieb oben seitlich, Mikrometer- 

 schraube unten) diese das Rohr mit Auszug. Die drei schwächsten 

 Oculare enthalten am Rande des Diaphragmas Mikrometerrechen 

 deren scharf sichtbare Zahnweite für die verschiedenen Objective 

 0,0012 bis 0,015 mm entspricht, ein Ocular ein Glasmikrometer mit 

 Achsenkreuz (zu Winkelmessungen). Die Objective sind nicht 

 unmittelbar am Rohre, sondern an einem Revolver zu fünfen 

 angeschraubt (für gewöhnlich 4 Trockenobjective von 60 bis 

 800 und die schwächste Immersion für 8 bis 1500fache Ver- 

 grösserung), so dass ein einmal fixirtes Object leicht abwechselnd 

 bei den verschiedensten Vergrösserungen untersucht werden kann. 



Der im unteren festen Tisch steckende Nikol ist durch eine 

 planconvexe Linse gedeckt, theils zum Schutze, theils um die im 

 Kalkspath verloren gegangene Lichtstärke wieder zu gewinnen; er 

 kann gehoben und gesenkt werden um die beste Beleuchtung des 

 Objects zu erzielen, auch wo nöthig, vom oberen drehbaren Tisch 

 mitgenommen werden. 



Der obere Nikol — Analyseur — ist drehbar mit Nonius in 

 einer mit Alhidadenkreistheilung versehenen Hülse, die auf das 

 Ocular gesetzt und hier, wo nöthig, am Rohr durch Schrauben 

 festgeklemmt wird. Die Einrichtung, dass der ganze obere Theil 

 nebst dem Objecttisch um die optische Achse drehbar ist, hat den 

 grossen Vortheil, dass man fortwährend auf Dichroismus prüfen 

 kann, während das Object unverrückt in der Achse bleibt, dass 



