106 Geothermische Beobachtungen. 



y,", d. h. 0'',25; O^SS; 0^,5; O^GT; 0°,75 ganz ohne Fehler abzuschätzen, — es kann 

 sich aber ein Jeder durch den Versuch davon überzeugen , dass bei der gegebenen 

 Grösse der Grade die Abschätzung der übrigen postuhrten Zehntel, d. h. also 0",1; 

 0",2; 0",3; i)",h; 0°,6; 0",?; O^.S; 0",9 keinesweges eine unfehlbar genaue zu seyn 

 vermag , sondern das Resultat einer Kombination des physiologischen Augenmaasses mit 

 dem Räsonnement ist. *) Man beachte ja , dass es eine ganz andere Sache ist , wenn 

 man den Vortheil haben kann immer nur dasselbe Thermometer, oder Thermometer von 

 genau derselben Gradgrösse zu beobachten ; denn während es unmöglich ist , rasch , wie 

 die Beobachtung es verlangt^ durch Augenmass zu entscheiden, wie gross genau * \^ Grad 

 sey , kann man mit Hinzuziehung des Gedächtnisses wohl darüber urtheilen , sobald das 

 Auge früher die gehörige Zeit gehabt , an der bekannten Skale die Ausdehnung eines 

 Zehntels, mit Müsse zu ermitteln. In solchem Falle schlägt das Augcnmaass später einen 

 anderen Weg ein: es schätzt, y^^ Grad als Maasseinheit genommen, 0,1 und 0,2 ge- 

 nau ab, und hat folglich ohne Mühe, indem es bald vom unteren, bald vom oberen Grad- 

 striche desselben Grades ausgeht: 0",1; 0",2; 0'',8; 0",9; und auf dieselbe Weise, wenn 

 es von der leicht zu erfassenden Mitte 0",5 hinauf und hinabgeht , noch: 0,3"; 0",^; 

 0",6; 0",7; mithin ein vollständiges Register genauer Angaben. 



Dem ist nun aber, wie gesagt, nicht so, Wenn man 1) gezwungen ist, abwechselnd von 

 grösseren auf kleinere Gradeintheilungen überzuspringen und umgekehrt; nimmt man fer- 

 ner 2) in Betracht, dass verschiedene Beobachter bald mehr oder weniger natürliche Anlage 

 des Augenmaasses haben; — dass 3) namentlich vor Allem ein geringer Fehler der Paral- 

 laxe allein, einen Unterschied der Ablesung von nahe 0'\{ hervorzurufen im Stande ist; 

 (nehmen wir, wie das durchschnittlich der Fall ist, die Sehweite des Auges während der 

 Beobachtung, auf 2 Dccim. Entfernung von der Thermomcterskale , und berücksichtigen, 

 dass eine Verschiebung des Auges um V Centim. höher oder tiefer, mithin eine 1 '/^ Centim. 

 betragende Totalabwcichung von der richtigen Seh-Ebene, möglich ist, bevor der Beob- 

 achter sich dieser Verschiebung bewusst wird , so ergiebt sich für den durch unver- 

 meidliche Parallaxe herbeigeführten Fehler allerdings ein Spielraum von 0",1 , wenn die 

 Quecksilbersäule auf 2,5 Millim. von der Skale absteht, und jeder Grad 1,5 Millim. lang 

 ist, wie es bei unseren Thermometern der Fall war); — nimmt man h^) in Betracht, dass die 

 Oberfläche der Quecksilbersäule bald convex, bald concav, gerade, queer oder etwas schräge 

 abgeschnitten zu seyn pflegt; — dass 5) Verrückungen des Nullpunktes häufig vorkommen; — 

 dass man endlich 6j nicht mit Müsse im Zimmer, sondern schwebend und, in Befürchtung einer 

 Temperaturveränderung, eihg bei Laternenscheine beobachtet — so wird man mir unbezweifelt 

 in dem Ausspruche beistimmen, dass unter den gegebenen Verhältnissen, selbst bei mög- 



*) z. B.: Angabe des Augenmaasses: „mehr als ^1^^, aber weniger nls */a" " — Scliluss des Räsonne- 

 meiits : ,, der Unterschied zwischen ^/^ und '/i beträgt ^/g ; die Ablesung nahm scheinbar die Mitte zwi- 

 schen beiden ein, folglich war der wahre Werth der Ablesung Vj 4" '/i2 ^^ ^/i2 =^ 0°,4. " 



