Der Schergm-SchackL 107 



liehst grosser Genauigkeit der Beobachter , die Ablesung- der Zehntel nur bis auf 0",1, 

 mehr oder weniger , stimmen kann; dass mithin sogar die Möglichkeit von einer bis 

 0,2 reichenden Verschiedenheit der Ablesungen desselben Temperaturgrades gegeben 

 war, wenn das Unglück es wollte ^ dass die eine Beobachtung den Fehler in einer Rich- 

 tung, die andere aber in der entgegengesetzten , hervorrief. 



Für die Zukunft ergibt sich aus dem was ich angeführt habe, dass die Thermometer 

 zum Wenigsten gleichmässige Gradeintheilungen haben müssten. Vergrösserte man aber 

 die Kugel, und verminderte zugleich die Zahl der Grade auf die Hälfte, so könnte jeder 

 einzelne Grad wenigstens 4- Millim. lang , folglich mit der grössten Bequemlichkeit noch mit 

 Zehntel -Strichen versehen werden, und es würden dann also die Zehntel direkt ab- 

 gelesen. Der Spielraum von — 20" bis 4- 10", wäre dennoch immer ein viel zu grosser 

 für die Bedürfnisse der Schachttemperatur, während die Beobachtungen selbst in sehr ho- 

 hem Grade an Genauigkeit gewönnen. 



Schon in meinem Berichte habe ich es bemerkt, dass man vorerst den Talg in heis- 

 sem Wasser herausschmelzen muss, um die wahren Korrektionen der Thermometer zu fin- 

 den; eben dort machte ich darauf aufmerksam, dass etwa die Hälfte der Anzahl mitgenommener 

 Thermometer auf der Reise bis Jakutsk unbrauchbar wird; entweder gefriert das Queck- 

 silber und zerschlägt als hartes, gewichtiges Metall die dünne Glaswand der Kugel wäh- 

 rend der Reisestösse, oder die Ausdehnung des aus dem gefrorenen Zustande aufthauen- 

 den Quecksilbers, führt eine so jähe Volumvergrösserung mit sich, dass nur ein Theil der 

 Thermometer dem heftigen Drucke widerstehen kann. Am Besten fand ich es, die Ther- 

 mometer für die Reise ganz in Talg einzugiessen, wodurch dem Zerspringen vorgebeugt wird. 



Schlimmer ist es mit der Trennung der Quecksilbersäule , die oft durch das fortgesetzte 

 Schwingen (bei Spiritus -Thermometern vorzüglich wjrksamj und durch die vorsichtigste 

 Erhitzung, nicht mehr in Stand gebracht werden kann. Wegen der falschen Angaben ist die 

 Trennung dann insbesondere zu fürchten , wenn sie in unmittelbarer Nähe der Kugel, 

 folglich versteckt , eingetreten ist. Häufig macht sie die Oberfläche der Quecksilbersäule 

 uneben, weil sich kleine Kügelchen gesondert abtrennen , und so keine sichere Ablesung 

 möglich ist. Die Ursache aller dieser Uebelstände muss wohl in einer chemischen Ver- 

 um'einigung des Quecksilbers gesucht werden , deren Einfluss durch sehr niedrige Tem- 

 peraturgrade , vorzugsweise entwickelt und ausgebildet wird. Eine Durchsicht unserer 

 geothermischen Tabellen des Schergin-Schachtes mag auf den ersten Blick lehren, wie oft 

 dieser Uebelstand alle Mühe vereitelte , welche auf die Beobachtungen verwandt worden 

 war. Uebrigens lernen wir aus Quetelet's Beobachtungen, dass bei einem mehr als ge- 

 wöhnlich raschen Sinken des Thermometers dasselbe sogar bei den unbedeutenden Frost- 

 graden Brüssel's stattfand. Noch rathe ich an , bei gegebener Gelegenheit die Verbin- 

 dung der Thermometer-Röhren mit ihrer Skale genau durchzumustern. Unter einer Menge 

 von Thermometern finden sich- immer welche , die das gegenseitige Verschieben dieser 

 Theile auf 1 oder ein Paar Zehntel eines Millim. zulassen. Ein Paar Tropfen geschmol- 



