1 82 Geolhermischc Beohachfungen. 



werden, wenn das Seil einer Erd winde in die Tiefe führt. Wo fester Verschluss nicht zulässig ist, sichern Filz- 

 decken und aus Strohbündeln zusammengefügte Malten am Zweckmassigsten vor dem Luftzudrange. In einem Ueber- 

 baue oder in einem über dem Eingange aufgeschlagenen Filzzelte liesse sich sogar bei strengem Frosto die Luft 

 durch ein angemachtes Feuer bis in die Nähe der Temperatur des Schachteinganges erwärmen. 



Auf die Möglichkeit der Anhäufung irrespirabler Luft ist unter solchen Umständen Rücksicht zu nehmen '). 



X. Von besonderer Wichtig^koit ist der Verschluss der Seitenöffnungen. 



Wird das tiefste Thermometer bis 10' Tiefe in jede Seitenöffnung hineingeschoben, ein etwa ^ '^' langer, 

 dicht schliessender, dicht gerollter und durchnähter Filzslöpsel nachgestossen, dann ein zweites Thermometer bis 

 auf 8' Tiefe, ein drittes auf 2' Tiefe hineingebracht, nun ein fusslanger Filzstöpsel dicht aufgedrückt und endlich 

 der Eingang zur Seitenöffnung 'vermittelst eines durch einen Deckel angedrückten Filzes verschlossen , — so 

 möchte der Anforderung vollkommen Genüge geleistet worden sein und es liesse sich eine progressiv-abnehmende 

 Korrekzion für jede beliebige Länge der Seitenöffnungen ausfindig machen. Auch köimte man, nach Reich'* 

 Vorgange, das erste Thermometer einen halben oder ganzen Fuss tief senkrecht in die Schachtwand einlassen, zu- 

 nächst mit einem eingekitteten Glase absperren und dann noch diese kleine Nische oberflächlich mit einem zwei- 

 ten eingekitteten Glasfenster vermachen d. h. das Thermometer hinter ein dichtes Doppelfenster bringen. Gelang 

 es nicht die Seitenöffnung sauber genug auszuführen , so mag es nölhig werden eine hölzerne Röhre hineinzukit- 

 ten und diese mit einem genau passenden Spund zu schliessen. 



Der Verschluss der senkrechten Bohrlöcher war, meiner Ueberzeugung nach, hinreichend genau , so wie er 

 während unserer Expedition bewerkstelligt wurde ^). 



£. Die Tlierinoineter. 



XI. Bis 5 ' Tiefe hat man sich langer WeingeisttKermometer zu bedienen , welche 

 vermittelst Oeffnungen möglichst kleinen Durchmessers in den Boden senkrecht hiiicinge- 

 graben, mit trockenem Sand umschüttet, und an ihrem oberen aus der Erde hervorragen- 

 den Ende beobachtet werden. 



Diese Beobachtungen täglicher Schwankungen sind nur für eine oder zwei Normal -Stationen wunschens- 

 wertb. Die Thermometer sind nach den Erfahrungen von A rag o, Que tel et und Forbes anzufertigen und zu 

 benutzen. Ihre Kugeln sind für die Ueobachtungsdauer nicht nüt Talg zu umgeben, allein die ungefährdete Ver- 

 schickung dieser zerbrechlichen Instrumente kann nur durch Umgiessen derselben mit geschmolzenem Talg erzielt 

 werden; so jedoch fast sicher. Dabei ist aber eine Röhre aus starkem Eisenblech als Form [lunli(illiii;c] zu ge- 

 brauchen, weil europäische llolzgeschirre sich in Sibirien leicht werfen und daher nur als äussere Hülle zu- 

 lässig sind. 



Um während der Zeit des Aufthauens und Gefrierens des Bodens im Frühjahre und Herbste ungetrübte Beob- 

 achtungen zu gewinnen, wäre es vielleicht zweckmässig, die Themiomeler umschlossen von einer ziemlich knapp 

 anschliessenden, mit Sand gefüllten und möglichst dünnwandigen metallischen Hülle in die Erde zu senken, und 

 nur ihr oberes Endo allein frei zu lassen. 



XII. Alle übrigen Thermometer sind mit Quecksilber zu füllen und ihre Kugeln mit 

 Talg zu umgiessen. 



Die Thermometer brauchen nicht über 30*' Umfang zu haben, dafür wird die Länge jedes einzelneu Grades 

 vergrössert und jeder derselben in Zehntheile getheilt''). Durch ein Reservoir am oberen Ende wird dem Platzen 

 bei zufälliger höherer Erwärmung (vor dem Gebrauche) vorgebeugL Einen geräumigen Zylinder (Thermometer- 

 kugel) durch eine Haarröhre mit der eigentlichen Thermometerröhrc in welche die Skale eingeätzt worden in 

 Verbindung zu setzen, scheint am zweckmässigsten. 



Der TalgUberguss um die Thermomelerkugel muss nicht über l"dick sein, und sollen Korrekzionen ormit- 

 telt werden, so ist zuvor der Talg durch Eintaueben in warmes Wasser fortzuschmelzen. 



*) p. 115 und 99. — ^) p. 86. - ^) Vergl. das Genau(!re hierüber :iul p. 107. 



