vom 11. Octoher 1875. 565 



faden ein leichtes Hollundermark-Kügelchen herabhängen, so ge- 

 winnt man ein Elektroscop, welches zwar weniger empfindlich ist, 

 aber sonst zur Erkennung der Polarität vor manchem anderen den 

 Vorzug hat. Denn der Papierstreifen verhält sich in seiner Diver- 

 genz wie jeder andere leicht bewegliche elektrische Gegenstand^ bie- 

 tet aber den Vortheil, dass er den an ihm stattfindenden Verlust 

 immer von Neuem aus dem Innern des Glases ergänzt und daher 

 nicht so häufig elektrisirt zu werden braucht. Man muss nur be- 

 achten, dass die Holzstange dieselbe Elektricität hat und darf da- 

 her den Körper, dessen elektrischen Zustand man prüfen will, 

 nicht so nähern, dass die Bewegung des Streifens durch die gleich- 

 zeitige Abstossung der Stange gehemmt wird. Bei Versuchen mit 

 der Influenzmaschine scheint es mir namentlich angebracht, ein 

 derartiges Elektroscop in der Nähe einer der Papierbelegungen auf- 

 zustellen, um nach wiederholten Stromumkehrungen stets über die 

 Polarität der Conductoren orientirt zu sein.^) 



Ist das Glasgefäss cylindrisch nach Art gewöhnlicher Leydner 

 Flaschen, so kann man sich desselben auch zu einer etwas ver- 

 änderten Darstellung der bekannten Anziehungs- und Abstossungs- 

 Erscheinungen bedienen, welche man sonst direct durch den Con- 

 ductor einer Maschine zu bewirken pflegt. Stellt man das geladene 

 Glas umgekehrt über eine frei schwebende Nadel, gleichviel ob dies 

 eine Magnetnadel oder ein anderer zugespitzter Leiter ist, so be- 

 ginnt dieselbe sofort mit grosser Geschwindigkeit zu rotiren und 

 setzt diese Bewegung oft lange Zeit fort. Bei einer Glashöhe von 

 230 und einer Weite von 160™^"- habe ich einmal sogar eine Ro- 

 tationsdauer von nahe einer halben Stunde beobachtet, und sie 

 konnte noch verlängert werden, wenn man das Gefäss an seiner 

 Aussenseite berührte, oder demselben einen spitzen Gegenstand 

 näherte. Ich muss aber bemerken, dass die Nadel nur 50 ^"™- lang 

 war und sich ungefähr in der Mitte der Glashöhe befand. Der 

 erste Impuls zu dieser Bewegung geht ohne Zweifel von der un- 

 gleichmässigen Vertheilung der Elektricität aus, und hiermit ist 

 zugleich die Rotationsrichtung bestimmt. Hätte die Nadel seitlich 



^) Es liegt der Gedanke nahe, dass man die Stromumkehrungen auch 

 wohl dadurch, dass man die Papierbelegungen der Scheibe constant mit 

 solchen Flaschen in Verbindung setzt, verhüten könne. Nach den bisherigen 

 Versuchen scheint dies indessen nicht möglich zu sein. 



