vom 6. Decemher 1875. IIb 



bis löO Umdrehungen in der Secunde gegeben werden konnte. 

 Ich wandte daher eine veränderte Methode an, bei welcher nur 

 ein, nicht isolirter, Stahlcylinder und nur eine Doppelleitung er- 

 forderlich war. 



Sie beruht auf der Anwendung zweier Leydener Flaschen oder 

 Ladungstafeln, von denen die innere Belegung der einen direct durch 

 einen kurzen Draht, die der anderen durch die lange Kreisleitung 

 mit der dem rotirenden, zur Erde abgeleiteten, Cylinder nahe ge- 

 genüberstehenden Spitze verbunden ist. Die äusseren, isolirten 

 Belegungen der Flaschen sind metallisch verbunden. Werden sie 

 zur Erde abgeleitet, so wird in demselben Momente die Electricität 

 der inneren Belegung beider Flaschen frei und entladet sich durch 

 die Spitze und den rotirenden Cylinder zur Erde. Ist die Rota- 

 tion hinlänglich geschwind und die Leitung lang genug, so ent- 

 stehen auf dem Cylinder zwei räumlich getrennte Marken, deren 

 Abstand das Mass der Zeit ist, welche die Electricität zum Durch- 

 laufen der Drahtleitung von der Flasche zur Spitze gebrauchte. 



Ich modificirte diese Anordnung auch in der Weise, dass ich 

 anstatt einer Spitze deren zwei dem Cylindermantel gegenüber- 

 stellte und die eine Spitze direct mit der einen, die andere durch 

 die Leitung mit der anderen Flasche verband. Die Spitzen wur- 

 den möglichst nahe nebeneinander gestellt so dass die gleichzeitig 

 von beiden bei ruhendem Cylinder hervorgebrachten Marken dicht 

 beisammen und möglichst in einer mit der Achse parallelen Ebene 

 lagen. Es wurde dann zuerst eine Entladung der Flaschen bei 

 ruhendem Cylinder und darauf erst die zur Messung dienende 

 Entladung bei rotirendem Cylinder gemacht. Der Apparat selbst 

 war derselbe, den ich zur Messung der Geschwindigkeit der Ge- 

 schosse im Geschütz- oder Gewehrlaufe benutze und an anderen 

 Orten beschrieben habe. Der Stahlcylinder ist möglichst leicht 

 aus einem massiven Stahlcylinder ausgedreht. Er hat einen Durch- 

 messer von 40 Mm. und eine Seitenhöhe von 10 Mm. Seine Stahl- 

 axe ist mit einem Gewinde versehen, in welches die Zähne eines 

 Steigrades eingreifen. Dies wird durch ein kräftiges Laufwerk mit 

 Gewichtsbetrieb gleichmässig gedreht. Die Geschwindigkeit der 

 Drehung des Cylinders lässt sich durch einen ebenfalls anderweitig 

 beschriebenen Regulator während der Rotation beliebig innerhalb 

 weiter Grenzen abändern. Das mit 100 Zähnen versehene Steig- 

 rad trägt eine kleine Nase, durch welche nach jeder Umdrehung 



