STANCE DU 12 JANVIER 1920. 

 d'ou en remplagantF et F' par leurs valeurs, on tire 



Pour apprecier l'ordre de grandeur, supposons d'abord pour sim- 

 plifier k = i, a = i, I = 5ooo bougies, L = iooo m (entre les deux 

 postes) ; / = 3oo ram [distance normale ordinairement adoptee pour la vision 

 distinctesansfatigue(')], etadmettonspourlediametre delapupille6 mnl ( 2 ). ' 

 En substituant ces chiffres dans la formule precedente, on obtient 



. 5oooB (o»,3o)« =iB • m2 



4000000 7l.(o,oo6) 2 l ' P 



La brillance obtenue est done suffisante pour faire une bonne mesure 

 photometrique; un eelairement de 1 lux representant 0,1 milli-lumen 

 par centimetre carre et produisant, si la surface eclairee suit exactement la 

 loi de Lambert, une brillance apparente de - B:m 2 . 



En admettant un pouvoir reflecteur de 5o pour 100 pour le tetraedre 

 reflecteur, on voit qu'il reste une suffisante marge pour mesurer des 

 absorptions atmospheriques, meme considerables si Ton accroit I. 



On peut, comme on le voit dans le cartouche Z de la figure 1 , remplacer le 

 double prisme P Lummer-Brodhun par un prisme ou coin en verrenoir P', 

 comme celui qui est remploye dans le microphotometre Cornu. 



Enfin, si Ton renonce a l'avantage d'utiliser la meme source pour les deux 

 plages eclairees, rien n'empecherait d'utiliser le luxmelre que j'ai decrit 

 anterieurement et dans lequel existe un ecran d'albatrine eclaire par un 

 filament incandescent de longueur reglable; il suffirait d'ajouter dans cet 

 appareil un tube portant Tobjectif O, et l'ceilleton F, et une lunette 

 exterieure pouvant recevoir Fobjectif 5 servant a l'orientation de l'appareil 

 sur une source de lumiere auxiliaire placee au second poste et maintenue 

 constante (e'est la la difficulte qu'evite le dispositif de la figure 1). 



un verre correcteur pefmettant de compe 



tivant Jes observateurs, il faudrait que Va 

 objectif O l et que la lunette de tirage fut 

 le/correspondant a chaque observateur. 

 • diametre peut atteindre jusqu'a 8 mra . 



