SEAXCI- DLI 26 JANVIER 1920. 21 7 



augmente son volume d'une quantite egale au sien; et, en vertu du principe 

 d'Archimede, le poids total de l'appareil reste invariable. Quand on releve 

 I'appareil, la pression de l'eau exterieure diminuant, ce qui se trouve dans 

 le tube d'evacuation acheve de tomber dans le sac. II suffit alors de fermcr 

 le robinel r et de devisser celui-ci avec son ajutage, de l'assecher exterieu- 

 rement et de le peser pour avoir la quantite d'eau deversee Q sans aucune 

 des pertes qui pourraient resulter d'un transvasement. 



Le reglage du tube de Pitot, juste au niveau de Teau ambiante, peut se 

 faire avec une grande precision au laboratoire en eau calme. II est facilite 

 par le fait que le reservoir R, solidaire du tube de Pitot P, n'estpasinvaria- 

 riablement fixe au flotteur, mais glisse a froltement dans un manchon M, 

 solidaire du flotteur, ce qui permet de faire varier a volonte la bauteur 

 du tube de Pitot par rapport au flotteur. Gependant, en depit de toutes les 

 precautions, il semble impossible, surtout en raison du menisque determine 

 par les attractions capillaires, de regler I'orifice superieur exactement au 

 niveau de l'eau ambiante. II est done prudent de prevoir une difference de 

 niveau ± A, et il parait raisonnable de fixer a environ un quart de milli- 

 metre la valeur de h. Examinons l'importance de la cause d'erreur ainsi 

 introduite. 



Soit V la vitesse du courant et V la vitesse inexacte resultant de Terreur 

 introduite par la denivellation ± h. Nous avons 



V' = vV(H-hA). 

 La difference entre Vet V constituel'erreur dont nous voulons connaitre 

 I importance. On peut toujours imaginer un nombre n tel que 



et Ton peut ecrire 



Or, 2gH == V 2 et, en G. G. S., // =0,020, en sorte que igh est im 

 blement egal a 49, et Ton a 



