21 8 ACADEMIE DES SCIENCE 



d'ou 



Le calcul donne les resultats suivants : 



On voit que Perreur introduite, tres forte pour les petites vitesses jusqu'a 

 environ 20 centimetres par seconde, commence a devenir acceptable 

 pour 25 cm , soit environ un demi-nceud, et qu'a partir dela Papproximation 

 s'ameliore tres rapidement pour les vitesses de 1 noeud et au-dessus. 

 On sait, d'ailleurs, que le tube de Pitot ordinaire ne donne, lui aussi, 

 de renseignements utilisables que pour des vitesses qui ne sont pas trop 

 faibles. 



On voit aussi que pour les petites vitesses les valeurs negatives de - 

 fournissent des erreurs moindres que les valeurs positives; il y a done, pour 

 les vitesses de 2o tra a 3o cm , moins d'inconvenients a ce que le tube de Pitot 

 soit de o, 1 ou o, 2 de millimetre trop bas plutot que trop haut par rapport 

 au niveau de la mer. 



Pour l'etalonnage de Pinstrument, e'est-a-dire pour la determination dep 

 dans Pexpression V = pQ, je mesure directement, par des experiences 

 multiples, la vitesse moyenne du courant au moyen d'un petit baril leste 

 de fagon a avoir une faible tendance a couler, mais soutenu par un leger 

 llotteur auquel il est relie de maniere que son centre de figure soit a la 

 meme profondeur dans l'eau que Torilice inferieur du tube de Pitot. Le 

 baril est abandonne au courant et, au moment precis ou il passe devant un 

 premier repere, Tappareil est im merge; puis on relevel'appareilau moment 

 precis ou le baril passe devant un second repere. La distance entre les deux 

 reperes est connue et le temps est chronometre. 



J'expliquerai plus tard pour quelle raison j'ai cru devoir substituer le 

 procede ici decrit a celui du baril flottant, qui sert a l'etalonnage. 



