SEANCE DL 26 JANVIER 1920. 227 



tin spectrographe a prisme et lentilles de quartz, fonctionnant dans l'air, 

 avee des plaques Schumann. 



Pour poursuivre Tetude des spectres dans la region de Schumann pro- 

 prement dite, c'est-a-dire au dela de la longueur d'onde i85o, nous avons 

 remplace le quartz par la fluorine et supprime toute ahsorption par l'air en 

 placant dans le vide la plaque photographique. Nous avons obtenu de la 

 sorte, comme nous l'avons indique en 1914C), divers spectres d'etincelle 

 jusqu'a une longueur d'onde voisine de 1/400. 



Les experiences ont ete reprises avec un dispositif plus perfectionne et 

 ont fourni des cliches se pretant aux mesures de longueurs d'onde. 



2. Le spectrographe se compose essentiellement d'un prisme de fluorine 

 du type Broca-Pellin a deviation constante, associe a deux lentilles de fluo- 

 rine de 28 mra d'ouverture et de i2 cm de foyer environ. Le collimateur, 

 la plate-forme du prisme et le porte-chassis sont munis des organes de 

 reglage necessaires. L'ensembledeces appareils est enferme dans une enve- 

 loppe de bronze fondu de 2 (;m d'epaisseur. Cette enveloppe est fermee par 

 trois grandes plaques de laiton epais, Tune a la face superieure du spectro- 

 graphe au-dessus du prisme, les deux autres en regard de la fente et de la 

 plaque photographique. L'etancheite est assuree au moyen de rodages 

 graisses. 



Les spectres examines en premier lieu ont ete des spectres d'etincelle. A 

 cet effet, la plaqae de fermeture voisine de la fente a ete munie en son centre 

 dune fenetre de fluorine mastiquee sur un rodage de verre. Gontre ce 

 rodage vient s'appliquer i'ampoule ou eclatent les etincelles condensees four- 

 mes par un transformateur de resonance. L'ampoule a etincelles est par- 

 courue, comme dans les experiences de Lyman, par un courant lent d'hy- 

 drogene pur a la pression atmospherique. La distance des etincelles a la 

 fenetre de fluorine est de 3 tm environ. 



irace a la fenetre de fluorine, il y a separation complete entre la chambre 

 a etincelles et la chambre spectrographique propremcnt ditc. Le vide est 

 [ait dans le spectrographe a 1'aide d'une pompe Gaede jusqu'a une pression 

 mferieureau millieme de millimetre.il est possible demanceuvrer la plaque 

 photographique sous le vi( ie au moyen d'un rodage special qui permet 

 d elever le chassis et d'obtenir plusieurs cliches superposes. 



