STANCE DU 23 FEVRIER I..20. 



45- 



3,9900 



0^,9898 



3,9943 



o,9944 



D :9939 



0,9960 



3,9964 



o,9965 



3,9968 



0,9968 



J ,99/0 





o,9972 



°>997> 



^ > 9974 



o,997 3 



le (1), e 



toS 997 6.C'estexa 



hese du r 



oulemenl sans frolte 



Pour les coutjau* ordinaires, on trouve a de Fordre de j^ u. 



La formule (1) montre que reflet produit sur la duree d'oscillalion par 

 l'ccrascmcnt du coutcau est inversement proportionnel a h. Ce fait est 

 exactemcnt verifie par 1'experience. On explique d'ailleurs ainsi presque 

 toutes les anomalies rencontrees dans les observations, surtout dans le 

 cas des oscillations des pendules courts et des balances. 



En resume, le roulement du couteau sur le plan de suspension est accom- 

 pagne de variations dans Fisocbronisme des oscillations, non prevues par la 

 tbeorie ordinairement admise. II ne s'agit pas, comme l'a suppose Bessel, 

 de Tinfluence sur le mouvement d'une figure determinee et rigide de 

 1 arete, ni d'une force elastique du support. L'etfet est du a la deformation 

 rauluelle du couteau et du plan. 



Les quelqucs auteurs qui ont signale des anomalies de ce genre dans les 

 observations du pendule ont corrige empiriquement les durees des grandes 

 oscillations. L'cxperiencc nous montre qu'au contrairc la correction doit 

 porter sur les petites oscillations. 



Cettc correction ne peut ctre prevue a priori; elle depend d'ailleurs de 

 la facon tres irreguliere dont se fait le contact entre le couteau et le plan, et 

 cest la une difficulte de plus dans Temploi du pendule (avec reversion et 

 ecbange des couteaux) pour les rnesures absolues de la pcsanteur (*). 



I our reconnaitre Texistence de cette cause d'erreur et l'eliminer, il 

 semble necessaire, par l'emploi d'une metbodc precise et rapide, comme 

 ■a methode photograpbique, de suivre exaclement les variations de la 

 duree d'oscillation en function de l'amplitude. 



•Xotede M. A. 



. h;:;. , 9 , 7 . p . 



