ANEMOMETRIE. — Sur la variation des indications des anemometres Robinson 

 et Richard en fonction de Vinclinaison du vent. Note de M. C.-E. Brazier, 

 presentee par M. E. Bouty. 



Au cours (Tune serie d'essais faits au Laboratoire aerodynamique de 

 M. Eiffel (*), j'ai ete amene a rechercher dans quelle proportion l'incli- 

 naison des courants aeriens pouvait affecter les mesures de la vitesse du 

 vent, faites avec le moulinet Robinson et lemoulinet Richard. Voici le 

 resume des premiers resultats que j'ai obtenus. 



Dans la position de fonctionnement normal, la formule generalement 

 admise V = A -h Bra, dans laquelle V est la vitesse du courant d'air, n le 

 nombre de tours du moulinet par seconde, A et B deux constantes a deter- 

 miner par l 1 experience, represente assez bien les resultats que m'a fournis 

 l'anemometre Robinson pour des vitesses comprises entre 5 et 3o m/s. 



Pour l'anemometre Richard a moulinet helicoidal, muni de palettes 

 ovales de 88 mm sur io4 mm , j'ai trouve qu'une relation empirique a 3 termes, 

 n = a\ -i-bV 2 -t-cV 3 ,suffit pratiquement a calculer la vitesse vraied'apres 

 la vitesse de rotation du moulinet. De petites deformations des ailettes 

 paraissent n'exercer qu'une influence negligeable si celles-ci conservent la 

 meme surface. Mais, si leur surface est diminuee, le terme en V 3 devient 

 moins important. II peut etre neglige quand les dimensions lineaires des 

 ailettes sont reduites de ~. 



Des relations de meme forme restent applicables quand les moulinets 

 sont inclines sur les filets d'air de 3o° par rapport a leur position normale 

 de fonctionnement; il suffit de multiplier par un facteur donne le second 

 terme de l'equation n = y(V), correspondant aux conditions normales d'uti- 

 lisation de l'instrument, pour obtenir la relation /i, = ^(V) qui convient 

 dans les conditions actuelles. Sous l'inclinaison de 3o°, j'ai trouve que ce 

 facteur est pour le Robinson 1,1, pour le Richard 0,8. 



L'experience m'a montre que, dans un courant d'air de vitesse constante, 

 la variation de la vitesse de rotation des anemometres Robinson et Richard 

 n'est pas une fonction simple de Tangle d'inclinaison du plan du mou- 

 linet par rapport a la direction des filets d'air. 



(') J'exprime a M. Eiffel toute ma gratitude pour avoir bien voulu me faciliter ces 

 experiences, en mettant a ma disposition les ressources de son laboratoire modele, et 

 je remercie ses collaborateurs de I'accueil cordial que j'ai rencontre aupres d'eux. 



