SEANCE l)U 1 5 MARS I920. 63 7 



chemin parcouru par les particules en faisant varier le nombre de parti- 

 cules par metre cube, le voltage, la vitesse du courant d'air, etc. 



Nous avons reconnu l'importance de la forme a donner au tube capteur 

 et la necessite d'avoir des electrodes positives formees de spires ou d'anneaux 

 separes afin de faire obstacle a l'ascension des particules. 



Le captage de germes microbiens circulant dans l'atmosphere, que ces 

 germes soient fixes 011 non sur des poussieres, ou entraines sur de la vapeur 

 d'eau a l'etat globulaire, comme Tun de nous en a demontre la possibility ('), 

 peut etre realise, puisque les particules solides employees dans nos expe- 

 riences atteignaient a peine les dimensions de [x. 



Les conditions experimentales sont un peu plus delicates, il a fallu 

 realiser des conditions nous mettant a l'abri des causes d'erreurs dues aux 

 germes et aux poussieres etrangeres a l'experience. 



Nous nous sommes servis, a cet eflet, d'un tube metallique cylindrique de 

 i m environ de longueur evase aux deux extremites de maniere a faire 

 cuvelte. A l'aide d'un systeme ties simple on fait arriverde l'eau a la partie 

 superieure afin de creer un leger ruissellement le long de la paroi interne 

 du tube metallique. 



Le fil axial du tube (en l'espece une tige metallique mince a section trian- 

 gulaire pour eviter les oscillations) est porte a une tension negative 

 de 25 a 3oooo volts, le tube en cuivre formant l'autre electrode etant au 

 potentiel o. 



A l'aide d'un ventilateur electrique on fait traverser le tube capteur par 

 un courant d'air a la vitesse de 2 m a la seconde, ce qui correspond pour 

 notre appareil a un debit heure de ii^ 3 environ. 



L'air a ete pollue avec une poussiere minerale homogene sterilisee et 

 ensemencee avec une culture d'un microbe donnant des colonies colorees 

 ( micrococcus prodigiosus ) . 



Les prises d'echantillons de l'air ont ete realisees en aspirant, a l'aide 

 d'une trompe a cau, Fair sortant de l'appareil en le faisant passer par un 

 tube en verre renfermant du coton sterilise. 



La numeration et l'examen des colonies avant et apres passage du 

 courant electrique se faisant par les metbodes bien connues. 



Nous avons constate que dans ces conditions experimentales, alors que 

 le temoin accusait un nombre de i5o colonies par metre cube en moyenne, 

 1 air soumis a Taction d'un courant de 5oooo volts etait absolument sterile. 



