722 ACADKMIE DES SCIENCES. 



epoques. L'erreur a craindre residuelle, provenant de circonstances for- 

 tunes, ne depasse pas alors o cal ,o5, ce qui est plus que suffisant dans lapra- 



La Table des coefficients une fois etablie, on n'a plus qua retirer facti- 

 nometre de la boite et a l'exposer a l'air libre pour qu'il indique la 

 radiation totale a tout instant d'observation. Get instrument est parfaite- 

 ment adapte a la technique de l'heliotherapie. 



i° Actinometre totalisateur . — L'instrument precedent est insuffisant 

 pour les besoins de la climatologie agricole, pour laquelle on doit preferer 

 un actinometre n'exigeant pas des series d'observations continues. Avec un 

 actinometre d'Arago bien etalonne, il devient facile d'etudier etd'etalonner 

 un actinometre totalisateur repondant a ces besoins. 



L'actinometre a boule bleue de Bellani a donne par ce moyen tous les 

 resultats desirables, II se compose d'une boule de verre colore contenanl 

 de l'alcool et protegee par une enveloppe de verre vide d'air. Sous Taction 

 de la radiation, l'alcool se dislille et se condense dans un tube gradue jnfe- 

 rieur, soude a la boule. 



L'actinometre totalisateur se place, pour Tetalonnage, a cote d'un acti- 

 nometre d'Arago, les deux instruments etant exposes a la radiation totale. 

 Une serie d'observations est faite, et sert a etablir la courbe d'etalonnagc 

 pour les diverses parties du tube de condensation. L'instrument, une fois 

 etalonne, se suffit a lui-meme. 



Une etude approfondie a fait ressortir les points suivants : La quantite 

 d'alcool distille diminuant a mesure que la boule se vide, une courbe d'eta- 

 lonnage doit etre etablie, par comparaison avec un Arago ou avec un 

 totalisateur deja etalonne. Cbaque instrument a sa courbe particuliere 

 dependant de la teinte de la boule et de la quantite d'alcool; une fois eta- 

 blie, elie ne change jamais. La temperature de l'air n'a aucune influence 

 sur la distillation de l'instrument. Des comparaisons faites au sommet du 

 Mont Blanc en 1887 et a Nice, en diverses saisons, trente ans plus tard, 

 m'ont donne des etalonnages identiques. 



Deux lectures par jour, l'une a midi, l'autre le soir, suffisent pour con- 

 naitre la°quantite totale de calories fournie dans la journee par le Soleil et la 

 voute celeste; l'instrument est done parfaitement adapte aux eludes agri- 

 coles. La precision obtenue est analogue a celle que fournit l'actinometre 

 d'Arago. 



