73o ACADEMIE DES SCIENCES. 



faisceaux transmis ont une egale intensite I, on a 



puisque x et y sont proportionnels. En developpant le 

 series et en s'arretant au second terme, 



ou, eu egard a la precision possible, apres un nouveau developpement < 

 serie, 



K^-m- 



b et c etant deux coefficients numeriques. Inexperience a d'ailleurs con- 

 firm e ce resultat en donnant une ligne droite pour des emulsions de 

 mastic et des suspensions de sulfate de baryte precipite. 



II sera done facile d'etalonner le nephelemetre a Paide de deux determi- 

 nations seulement, faites avec une emulsion derivee par dilution connue. 



En principe, Tappareil d'essai a ete realise ainsi : Deux prismes a double 

 reflexion totale, diaphragmes sur des surfaces egales, recoivent un faisceau 

 de lumiere homogene provenant d'une lentille au foyer de laquelle est 

 placee une lampe a incandescence. Devant l'un des prismes se trouve un 

 tube contenant le milieu trouble, devant Tautre prisme est dispose.un coin 

 de verre a teinte neutre colle sur un prisme de verre blanc d'angle egal el 

 oppose afin d'annuler la deviation. Les deux prismes etant accoles, les deux 

 faisceaux lumineux transmis par le milieu trouble et par le verre noir sont 

 juxtaposes dans une lunette dont Foculaire porte un ecran vert sensible- 

 ment monochromatique. En deplagant la lame de verre de facon que son 

 absorption compense celle du milieu trouble, on arrive a l'egalite d'eclaire- 

 ment des plages lumineuses contigues. II suffit, a ce moment, de lire le 

 deplacement de la lame. Pour cela, la lame est montee dans un cadre 

 mobile coulissanl, a l'aide d'un pignon et d'une cremaillere, dans un cadre 

 fixe. Une graduation se meut avec le cadre mobile et le deplacemeut est lu 

 sur cette division a l'aide d'un repere porte par le cadre fixe. Connaissant 



