852 ACADEMIE DES SCIENCES. 



la science, an certain interet, a cause de leur prix relativement bas et de leur 

 simplicite. Ge sontl'actinometre a boules conjuguees d'Arago, dit de Mont- 

 souris, et le lucimetre ou actinometre totalisaleur de Bellani. 



Employes pour la premiere fois en France par Marie-Davy, ils ontcte, 

 de la part de ses successeurs a l'Observatoire de Montsouris, l'objel de 

 nombreuses etudes qui ontabouti a plusieursperfectionnements. Bon nombre 

 des exemplaires actuellement en service dans Ies stations meteorologiques 

 ont ete verifies et etalonnes a Montsouris. Une longue experience nous a 

 monlre que l'emploi de ces deux instruments necessitait diverses precautions 

 ou corrections, faute desquelles les resultats qu'on en tirerail seraient denues 

 de valcur. Nous croyons utile de les faire connaitre. 



i° Actinometre a boules conjuguees. — La position donnec a ['instrument 

 a la plus grande importance. Trop souvent encore, on place les deux ther- 

 mometres dans un plan vertical oriente Est-Ouest, ou ils dessinent un V. 

 Or les reservoirs nc sont jamais rigoureusement spheriques, les uns sont un 

 peu allonges dans le sens de l'axe, les autres unpeu apiatis; de plus, la tige 

 est toujours une cause de perturbation. Si done l'instrument est expose 

 com me nous venons de le dire, les deux reservoirs thermometriques sont 

 frappes par les rayons solaires dans des conditions differenles et qui orient 

 au cours de la journee. Le rapport des differences thermometriques lues sur 

 deux actinometres places cote a cote peut presenter une variation diurne 

 tres accentuee. A lumiere egale, les indications de l'instrument dependent 

 done de la position duSoleildans le ciel etn'ontpas de signification precise. 

 II n'en est plus de merne si Ton asoin d'orienter les thermometres parallele- 

 menta l'axe du monde. Dans ces conditions, il ne peut plus subsisler qu'une 

 petite variation annueile, liee au mouvement du Soleil en declinaison et 

 generalement negligeable. 



Ce qui est plus grave, e'est la diminution progressive de sensibilite que 

 manifestent les actinometres d'Arago dans le cours du temps. Pour i'un 

 d'eux, par exemple, la difference thermometrique a diminue de 23 pour ioo 

 en 8 ans. 



Gette variation est atlribuable a ce que ies ampoules de verre qui entourent 

 les thermometres perdent peu a peu de leur transparence. Elle paraitsans 

 remede. Tout ce qu'on peut faire, e'est d'appliquer aux differences ther- 

 mometriques observees un coefficient variable dont on determine les valeurs 

 successives par des comparisons assez frequentes avec un ctalon que Ton 

 conserve a l'abri de toute cause d'alteration. 



2° Actinometre totalisaleur. — Nous mentionnerons seulement pour 



