SEANCE DU 6 AVBIL Ij20. 853 



memoire deux faits connus : chaque exemplaire a sa sensibilite propre et 

 celle-ci dimioue a.mesure que la houle bleue se vide, suivant une loi qui 

 est #galement variable d'un exemplaire a l'autre. On en tient compte a 

 I'aide d'une Table de correction qui ramene les lectures a celles qu'on aurait 

 faites sur un instrument ideal dont la sensibilite serait constamment egale 

 a celle que possede 1'instrument etalon au zero de sa graduation. 



L'etalonnage est fait par temps clair et la Table de correction qu'on en 

 deduit permet de rendre les observations comparables lorsque le temps est 

 tel; mais, si le ciel est tres nuageux ou couvert, il n'en est plus de meme. 

 L'experience montre que, de deux actinometres inegalement sensibles, 

 celui qui Test le moins devient, a la lumiere diffuse, paresseux relativement 

 a l'autre. Nous en avons vu qui, par ciel entierement couvert, ne distillaient 

 absolument pas. II ressort de la que la vitesse de distillation de cet instru- 

 ment n'est pas proportionnelle a I'intensite de la lumiere. Kile resle nulle 

 jusqu'a ceque celle-ci ait alteint une certaine valeur, qui dilTere d'un exem- 

 plaire a l'autre, apres quoi elle se rapproche progressivement de la propor- 



Lorsqu'on a affaire a des instruments peu differents et qui sont lus fre- 

 quemment, par exemple toutes les trois heures, on peut, dans une certaine 

 mesure, relablir la comparability au moyen d'une nouvelle correction qui 

 est fonction de la quantite de liquide distillee dans l'intervalle de deux 

 observations. C'est ainsi que nous operons. 



Passons a I'influence de la temperature, qui n'est nullement negligeable. 

 La sensibilite de 1'instrument croit avec la temperature ambiante. Depuis 

 bien des annees, nous avons entrepris l'etude de cette influence, en com- 

 parant par temps clair, a differentes temperatures, les indications de I'acti- 

 nometre totalisateur et celles de l'actinometre d'Arago qui sont a peu pres 

 independantes de la temperature de Fair. Les resultats presentent des irre- 

 gularites qui tiennent vraisemblablement a {'absorption selective de Tacti- 

 nometre a boule bleue. En gros, on peut cependant dire des a present que, 

 comparativement a ce qu'elle est a la temperature de io°, la sensibilite de 

 l'actinometre vaporisateur augmente du dixieme de sa valeur quand le tber- 

 mometre monte a 20 ei diminue d'autant lorsqu'il s'abaisse a o°. 



Nous avons repris cette recherche depuis Pete dernier, a 1'aide d'un acli- 

 nomelre a boulcs eonjuguees dont le reservoir thermometrique absorbant 

 est fait du meme verrc bleu que la boule de ractinomelre vaporisateur. Llie 

 n'est pas encore terminee, mais parait devoir conduire a un resullat peu dif- 

 ferent de celui que nous venons d'indiquer. 



